110 Ernsi Abhp. 



siger Reibung aber ohne Spielraum in jeuer Hiilse rund umdrehen 

 lasst. Die iiussere ebene Flache dieses Ringes liegt parallel dem 

 Charnier der Grundplatte und sehr nahe in der Axe des Theil- 

 kreises, wahrend die Visirlinie des Beobachtungsrohrs diirch seinen 

 Mittelpimkt gelit. 



Der bequeinen Drehung wegen ist der aussere Umfang des 

 Ringes H gerandert, seine Flache aber tragt nahe am Rand zwei 

 Klemmfedern, so wie solche beim Mikroskop zum Festhalten der 

 Objecte im Gebrauch sind, mit deren Hilfe das zu untersuchende 

 Prisma, angekittet an eine geschwiirzte runde Messingscheibe von 

 2 — 3 Mm. Dicke und etwa 9 Cm. Durchmesser, auf dem Ring be- 

 festigt wird. Die an der Messingscheibe anliegende Flache des 

 Prisma's bleibt dabei durch eine centrale Oeffnung von passen- 

 der Grosse in jener Scheibe, zuganglich. 



Als letzter Bestandtheil des Instrnments bleibt noch die ein- 

 fache Mikrometervorrichtung zu beschreiben, welche dazu dienen 

 soil, kleine Winkeldiflferenzen unabhangig voni Theilkreis, und zwar 

 genauer zu messen, als es die Ablesung der Kreistheilung erlauben 

 wiirde. Um eine solche herzustellen, ohne dem Instrument Theile 

 zufugen zu miissen , die ausserdem entbehrlich waren , ist die auf 

 alle Falle erforderliche Vorrichtung zur Feststellung und feinen Be- 

 wegung des Kreises in einer Form ausgefiihrt, welche erlaubt, die 

 Schraube zur feinen Bewegung zugleich zur Messung dieser Bewe- 

 gung zu verwenden. Zu dem Ende ist die Drehungsaxe unmittel- 

 bar unter der Scheibe des Theilkreises auf die Lange von 10 — 15 

 Mm, cylindrisch abgedreht und zwischen Kreis und Biichse ein 

 massiver Ring eingelegt, der mittelst eines in seine Wand einge- 

 fiigten Keiles und einer diesen bewegenden Druckschraube fest an 

 die Axe angeklemmt werden kann. Von diesem Ring geht, von der 

 Scheibe des Theilkreises bedeckt, ein hinreichend steifer Arm h in 

 radialer Richtung ab und tritt mit sammt der unter ihm hin- 

 laufenden verlangerten Spindel jener Druckschraube durch einen 

 Ausschnitt im Trager D hindurch, vor desseu vorderer Wand er 

 endet, wahrend der geranderte Kopf g der Schraube einige Cm. 

 weiter vorsteht. 



Eine sorgfiiltig geschnittene Mikronieterschraube / deren Mut- 

 ter an dem Trager D seitlich vomAusschnitt befestigt ist, schiebt 

 einen stablemen Anschlag am Ende des Amies h vor sich her, 

 wahrend dieser durch eine kraftige Feder ihr entgegengedriickt 

 wird. — Die Bewegung, welche die Mikronieterschraube dem Theil- 

 kreis mittheilt, wenn der Arm U durch Anziehen des Schrauben- 



