Neuo Apparate ii. a. w. HI 



kopfes g an die Axe angeklemmt ist. wird in der bekannteu Weise 

 mittelst einer getheilten Trommel gemessen, deren scharfer Rand 

 zugleich zuin Abzahlon dor ganzen Umdrehungen an einer kleiiien 

 auf dem feststelienden Index angebiachten Theilung dient. 



i. JiistiriiDg desi Spectroiufters. 



Was den Gebrauch des im Vorstehendeu beschriebenen In- 

 strunientes anlangt, so mogen znnachst die Operationen betrachtet 

 werden, welche zur \'orbereitung der eigentliclien Messungen er- 

 forderlidi sind. Als solche kommen ausschliesslich in Frage: 



1) die Justirung des Collimator-Fernrohrs, in Hinsicht auf die 

 Stellung des Spaltes und die Richtung der Axe; 



2) die Orientirung des Prisma's; und — wenu man die, ein fiir 

 alle mal auszufiihrende Ermittelung einer const.anten Reductions- 

 zahl zu diesen Operationen rechnen will, 



3) die Bestimmuug des Winkelwerthes eines Umgangs der 

 Mikrometerschraube. 



Was die Justirung des Rohrs anlangt, so wird der erste 

 Schritt darauf zu richten sein, die S'GRAVESAND'schen Schneiden in 

 dem Diaphragma des Ocularauszugs genau in den Focus des Ob- 

 jectivs zu bringen. Dies geschieht am zweckmassigsten, indem man 

 irgend eine gut geschliifene Planflache (etwa an einem Prisma) 

 auf das Instrument bringt und das von ihr entworfene Bild des 

 Spaltes aufsucht. Da eine Abweichung der Liclitquelle vom'Brenn- 

 punkt des Objectivs eine gleich grosse des Bildes in entgegenge- 

 setzter Richtung nach sich zieht, die Langenabweichung zwischen 

 Spalt und Bild also doppelt so gross wird, so gibt das Erscheinen 

 eines scharf begrenzten Bildes, welches zwischen die Schneiden 

 eingestellt, keine Parallaxe zeigt, ein sehr empfindliches Kenn- 

 zeichen fiir den richtigen Ort des Spaltes. — NatUrlich wird man 

 bei dieser Operation letztern hinreichend intensiv beleuchten, aber 

 zugleich auch darauf Bedacht nehmen, dass das ganze Objectiv 

 wirksam ist. Desshalb eignet sich hierzu directes Sonnenlicht 

 nicht, weil bei dem geringen Winkeldurchmesser der Sonne nur 

 sehr enge Strahlenkegel vom Spalt zum Objectiv gelangen, wohl 

 aber eine helle Wolke oder eine, nahe am Instrument stehende 

 Lichtflamme. 



Den Auszug des Fernrohrs beim Befestigen von Zahn und 

 Trieb so zu reguliren, dass der Spalt senkrecht zur Ebene des 

 Theilkreises zu stehen kommt, ist fuglich Sache des Mechanikers 



