114 Ernst Abbe, 



einer nach Augenmaass gewahlten Stellung ausgehend, den King 

 mit der einen Hand langsam imd stetig fortdrehen, wahrend das 

 Auge durch das Fernrohr sieht und die andere Hand den Theil- 

 kreis oder den Hilfskreis liln und her bewegt, bis das Spiegelbild 

 im Gesichtsfeld aufblitzt. Jetzt wird man den Theilkreis stehen 

 lassen und, das Spiegelbild im Auge behaltend, durch eine letzte 

 kleine Drehung des Ringes die Justirung rasch und sicher voll- 

 enden. — Auf diese Art erhalt man die richtige Stellung des 

 Prisma's durch zwei von einander unabhangige Schritte, von denen 

 jeder einen Theil der Regulirung sogleich definitiv vollzieht; und 

 jeder macht zu dem nur einen einzigen Handgriff nothig, der 

 wahrend der Beobachtung der Bilder am Fernrohr in aller Be- 

 quemlichkeit ausfiihrbar ist. 



Fur gewohnlich indess, d. h. beim wiederholten Gebrauch eines 

 schon regulirten Instruments, wird jenes Geschaft noch weiter ver- 

 einfacht, wenn man beim Befestigen des Prisma's an einer der 

 ausgeschnittenen runden Scheiben auf ein gleichmassiges Anliegen 

 der befestigten Flache Bedacht nimmt. Ist alsdann die Ringebene 

 einmal der Drehungsaxe des Kreises parallel gerichtet, so wird 

 die an sie angelegte Flache des Prisma's immer von selbst regulirt 

 sein, hochstens einer ganz geringen Nachhilfe noch bediirfen. . Die 

 ganze Vorbereitung, die nach dem Aufbringen des Prisma's nothig 

 jst, reducirt sich also auf die Drehung des geranderten Hinges. 



Uebrigens ist, in Hinsicht auf diese verschiedenen Berichtigun- 

 gen im Allgemeinen zu bemerken, dass fiir ihre Ausfiihrung auch 

 bei den hochsten Anspriichen an die Genauigkeit der Messungen 

 nur eine vergleichsweise geringe Scharfe beansprucht wird. Denn 

 die Fehler, welche durch Abweichungen der Visirlinie oder der 

 Prismenfliichen in die am Theilkreis gemessenen Winkel gebracht 

 werden, sind, wie man sich leicht liberzeugt, sammtlich von der 

 Ordnung des Quadrats jener Abweichungen. Betriige der Fehler 

 der Visirlinie oder die Neigung des Hauptschnittes selbst einen 

 halben Grad, so wurde der daraus entspringende Fehler im un- 

 gunstigsten Falle doch nur wenige Bogensecunden ausmachen, also 

 selbst bei einem fein getheilten Kreise kaum aus den Grenzen 

 der Ablesungsfehler heraustreten. In Anbetracht dieser geringen 

 Empfindlichkeit erscheint es nicht nur ganz unverfanglich , dass 

 bei der hier angegebenen Construction des Collimator-Fernrohrs 

 die optische Axe der Hohe nach nicht sehr scharf im Gesichtsfeld 

 markirt ist, sondern man wird sich sogar der vollstandigen Aus- 

 gleichuug kleiner Hohenabweichungen ganz entschlagen dtirfen. 



