Neue Apparate u. s. w. 115 



Wenn — wie bei dieser Einrichtung der Fall ~ die ganze Hohe 

 des Spaltbildes oder die ganze Breite des Spectrums, wegen der 

 geringeii Laiige des Spaltes, kaiim V2*' betragt, so wird die Eegu- 

 lirung hinreicliend geiiau sein, wenn die verschiedenen Bilder iiber- 

 haupt nur zwischen die sichtbaren Schneiden treten, so dass ihre 

 Einstellung moglich wird, auch wenn dabei das eine etwas hoher, 

 das andere etwas tiefer liegt. 



Grosseres Gewicht dagegen ist auf die genaue Justirung des 

 Focus zu legen, weil schon eine klcine Abweichiing der Spaltebene 

 von ihm, abgesehen von der geringeren Deutlichkeit der Bilder, 

 Anlass zu parallactischen Fehlern gibt, zumal dann, wenn in Folge 

 zufalliger Aenderungen in der Beleuchtung abwechselnd andere 

 Theile der Objectivoifnung in Wirksamkeit treten. 



Die Ermittelung der lieductionsconstante fur die mikrometri- 

 schen Bestimniungen setzt Nichts weiter voraus, als dass man 

 irgend einen Winkel, dessen Grosse anderweitig genau bekannt 

 ist und in den Grenzen des Mikronieters liegt, mittelst der Schraube 

 ausmisst und aus der Vergleichung beider Aufgaben den Winkel- 

 werth eines Trommelumgangs ableitet. 



Die Data fiir eine solche Vergleichung konnen selbstverstiind- 

 lich ohne Weiteres durch den Theilkreis selbst erlangt werden, 

 wenn man an diesem unmittelbar den Winkel abliest, um welchen 

 der Kreis durch eine gewisse Anzahl Umdrehungen der Schraube 

 fortbewegt wird. Wiederholt man diesen Versuch, den ganzen 

 Spielraum der Mikrometerschraube benutzend, hinreichend oft, so 

 wird das Mittel die Reductionsconstante schon so genau ergeben, 

 dass die Unsicherheit der Mikrometermessung bei kleineren Win- 

 keln, die nur einen Bruchtheil des ganzen Spielraums betragen, 

 auf einen geringen Theil von der Unsicherheit der Kreisablesung 

 reducirt ist. Auf bequemere Weise und mit noch grosserer Sicher- 

 heit liisst sich die fragliche Bestimmung indess ausfiibren, wenn 

 das Instrument eine Vorrichtung zur Repetition der Winkel be- 

 sitzt. Man befestigt alsdann zwei kleine Stiicke gut geschliffenen 

 Spiegelglases. deren eine Seite mit schwarzem Lack iiberzogen ist, 

 mit Hilfe eines haltbaren Kittes dicht nebeneinander auf einer 

 Glasplatte in der Art, dass die spiegelnden Fliichen einen kleinen 

 Winkel, etwa dem Umfang der Mikrometerschraube entsprechend, 

 unter einander einschliessen. Diesen Winkel misst man nach dem- 

 selben Verfahren wie den Winkel eines Prisma's, aber untor viel- 

 maliger Repetition, mittelst des Theilkreises aus, so dass man sei- 

 nen Werth bis auf einen kleinen Bruchtheil des Ablesungsfehlers 



