116 Ernst Abbe, 



sicher erhalt. Hierauf wiederholt man die Messung mehrere Male 

 mit der Mikrometerschraube. Die Vergleichung beider Resultate 

 gibt den Werth des Schraubenumganges in jeder nur irgend wun- 

 schenswerthen Genauigkeit, abgesehen naturlich von etwaigen Feh- 

 lern der Schraube und von denjenigen Differenzen, die bei grosse- 

 ren Winkeln aus dem Mangel vollstandiger Proportionalitat zwi- 

 schen Winkel und Schraubenbewegung entspringen '). 



4. 9u Verfahreii hei der Messung. 



In Bezng auf die Ausfiihrung der Messungen bleibt, sofern 

 zunachst nur die Beobachtungen an festen Prismen in Eede stehen, 

 kaum etwas Weiteres zu erortern iibrig als einige Vorsichtsmaass- 

 regeln und einige zur Erleichterung der Arbeit niitzliche Handgriffe. 



Wenn das Collimator-Fernrohr und das Prisma nach dem be- 

 schriebenen Verfahren regulirt sind, so werden bei Drehung des 

 Theilkreises nicht nur die Spiegelbilder von beiden Flachen, son- 

 dern auch zwei Spectra in der richtigen Hohe durch das Gesichts- 

 feld des Oculars hindurch passiren. Zu einer vollstandigen Be- 

 stimmung des Brechungsexponenten gehort aber ausser der Ein~ 

 stellung auf die Spiegelbilder nur die auf eines der Spectra; und 

 es wiirde fiir die Messung durchaus gleichgiltig sein, welches man 

 wahlt, wofern das Prisma sehr vollkommen plane Flachen besitzt. 

 Wenn dies aber nicht der Fall sein soUte — und man wird immer 

 wohl thuen in dieser Beziehung nicht zu viel voraus zu setzen — 

 kann ein merklicher Fehler daraus entspringen, dass bei den ver- 

 schiedenen Stellungen, in welche das Prisma durch die Drehung 

 gefiihrt wird, andere Punkte seiner Flachen in die Verliingerung 

 der Fernrohraxe fallen und daher fiir das Zustandekommen des 

 Spectralbildes nicht genau diejenigen Flachentheile wirksam sind, 

 an welchen der brechende Winkel gemessen wird. Diese Fehler- 

 quelle, deren Vorhandensein sich auch bei sonst ganz brauchbaren 

 Prismen oft genug constatiren lasst, und welche bei anderen 

 Spectrometern nur schwer ausgeschlossen werden kann, ist mit dem 

 hier angewandten Beobachtungsverfahren ohne Weiteres beseitigt, 



1) Eine kloiue Erleichterung bei der Reduction der Mikrometerangabeu 

 erzielt man, wenn der Schraubenunigaiig nahezu eine ganze Anzahl Minuteu 

 betragt, etwa fi oder 10; was sich ohne alio Schwierigkeit ausfuhren lasst. Die 

 Theilung der Trommel wird dann so eingerichtet, dass die Ablesung unmittel- 

 bar auf Minuten und Secunden lautet, die unvermeidliche kleiue Abweichung 

 aber wird durch eine Correction an deu abgelesenen Zalilen beriicksichtigt. 



