•Jig Ernst Abbe, 



beimArbeiten mit Sonnenlicht die Beobachtimg der lichtschwachen 

 Theile eines Spectrums leicht beeintrachtigen. Die iur Sonnenlicht 

 freibleibende Oeffnung kann in dieser Art ohne irgend eine Ver- 

 rainderung der Lichtstarke recht wohl auf weniger als den vierten 

 Theil des Diirchmessers reducirt werden , da ja unter alien Um- 

 standen doch nur ein noch kleinerer Theil des Objectivs that- 

 sachlich wirksam ist; nur wird es nattirlich etwas schwieriger, 

 die voile Beleuchtung fest zu halten, wenn sich die Einfallsrich- 

 tiing der Strahleu andert. Unter Beobachtung dieser Caiitelen reicht 

 selbst zu genauen Messungen schon ein kleines Prisma von gerin- 

 ger Vollkommenheit aus, sofern sich an ihm nur einander corre- 

 spondirende hinreichend plane Stellen von V2 bis 1 Quadratcenti- 

 meter Flache finden. 



Ftir die Beobachtung ist in den meisten Fallen eme weitere 

 Zurichtung der Prismen nicht erforderlich. Nur wenn es darauf 

 ankommt, die Untersuchung der Dispersion auch auf die licbt- 

 schwachen Theile des Sonnenspectrums oder auf die femeren und 

 schwieriger erkennbarenFRAUNHOFER'schenLinien auszudehnen, wird 

 es nothig, die Reflexion an der hintern Flache durch eine Metall- 

 belegung zu unterstiitzen, die sich mittelst Zinnfolie und Queck- 

 silber leicht herstellen lasst ')■ Man kann diese Belegung vor der 

 Messung des brechenden Winkels schon bewirken, muss in diesem 

 Falle aber — um nicht die Beobachtung des einen Spiegelbildes 

 unmoglich zu machen — einen Theil der Glasflache frei lassen. 



Fiir die Beleuchtung des Spaltes genugt bei alien Beobach- 

 tungen, die nicht der scharfen Fixirung einzelner Farben bediirfen, 

 das Licht einer seitiich vom Ocular aufgestellten Lichtflamme 

 Oder das dift'use Tageslicht, welches man von einer weissen Flache, 

 Oder mittelst eines Spiegels vom Wolkenhimmel auf den Spalt 

 leitet. — Wie aber zum Zweck der iibrigen Messungen BuNSEN'sche 

 Flammen'''), der Inductionsfunke oder das Sonnenlicht zu ver- 



1) Man tuhrt diese Manipulation jeder Zeit in wenigeu Augeubhcken aus, 

 indem man ein Htreifchen Stanniol auf einer ebeneu Unterlage glatt streicht, 

 ein paar Tropfen Quecksilber dariiber giesst und nacbdem das Oxydbautchen 

 abgestrichen ist, die gereinigte Glasfiarhe vom Rande aus langsam aufscbiebt. 

 Uruckt n,an das Prisma dann mit dem Finger fest auf und streicbt das an- 

 hangeude Stanniol rund herum ab, so ist die iielegung fertig und zu augenbhck- 



lichem Gebraucb bereit. , 



2) Zur Messung des Brecbungscoefiicienteu der dem FRAUNHOFERScben if 

 entsprecbenden Strablen reicbt ubrigens scbon die mit Kocbsalz gefarbte Spi- 

 ritusflamme vollkommen aus. 



