Neue Apparate u. s. w. jjg 



wenden sind, braucht hier nicht erortert zu werden, da die Ver- 

 fahrungsweisen hier die namlichen bleiben, wie bei der Benutzung 

 jedes andern Spectralapparates. Nur darauf sei hingewiesen, dass 

 die Reguliiuiig und die Controle der Beleuchtung in alien Fallen 

 am sichersten und einfachsten bewirkt wird, indent man durch 

 das Objectiv des Collimatorfernrohrs nach deni Spalte hinsieht 

 und darauf achtet, dass er im ganzen Umfaug der Objectivoffnung 

 hell erleuchtet erscheine. In Bezug auf die Benutzung des Sonnen- 

 lichtes aber sei noch bemerkt, dass das Zusammenfallen von Col- 

 limator und Beobachtungsrohr bei dem beschriebenen Instrument 

 einen selbstthatigen Heliostat leicht entbehrlich macht. Ein klei- 

 ner, in zwei Richtungen drehbarer Planspiegel, so wie er an Mi- 

 kroskopen benutzt wird, auf einem passenden Stativ seitlich vom 

 Ocular aufgestellt, so dass er der Hand des Beobachters zu steter 

 Nachhilfe wahrend der Beobachtung bequem zuganglich ist, reicht 

 unter alien Umstanden vollkommen aus, die Beleuchtung hinreichend 

 constant zu erhalten, namentlich wenn man zur Unterstutzung 

 an der gegeniiberliegenden Wand die Stelle markirt, auf welche 

 der Schatteu der Ocularhiilse beini richtigen Einfall treffen muss. 

 -' Selbstverstandlich wird man bei derartigen Beobachtungen 

 nicht nur das Auge, sondern auch das Instrument durch geeignete 

 Schirme gegen directes Licht schiitzen, — den Prismentrager am 

 besten mit einer auf den Kreis gestellten cylindrischen Hiilse aus 

 geschwarzter Pappe, welche nur in der Hohe des Objectivs einen 

 passenden Ausschnitt hat. 



Wenn es sich darum handelt, die Messungen am Instrument 

 zu vervielfaltigen, um den Einfluss sowohl des Ablesungs- wie des 

 Einstellungsfehlers zu verminderu, so bleibt ausser der einfachen 

 Wiederholung der namlichen Reihe von Einstellungen noch die 

 Wiederholung in umgekehrter Lage des Prisma's zur Verfugung. 

 Man dreht zu dem Zweck den Ring mit dem Prisma um 180", wo- 

 bei die in der Ringebene liegende Flache von selbst justirt bleibt, 

 wahrend die andere durch Einstellung des Spiegelbildes oder des 

 Spectriims neu regulirt wird. Besitzt das Instrument indess den 

 bei der Beschreibung erwahnten liilfskreis, so wird die Verviel- 

 faltigung der Messungen am zweckmassigsten durch Repetition der 

 Winkel « und ^ nach dem bei Theodolithen iiblichen Repetitions- 

 verfahren bewirkt. indem man nach Durchlaufen des betretfenden 

 Winkels auf dem Hauptkreis, diesen feststellt und das Prisma 

 mittelst des Hilfskreises auf die anfangliche Stellung zuriickfiihrt, 

 um hierauf dieselbe Drehung von Neuem mit dem Hauptkreise 



