J 20 Ernst Abbe, 



wiederholen zu konnen. — Dasselbe Verfahreii kann natiirlich auch 

 bei der mikrometrischen Messung verwandt werden, weiin der zu 

 bestiramende Winkel so klein ist, dass ein Vielfaches von ihm in 

 den Grenzen des Mikrometers bleibt. 



5. Die InteiSHchung vod Fliissigkeiteii m Hohlprisma. 



Bei der Beobachtung einer Fltissigkeit, die in einem Hohl- 

 prisma eingeschlossen ist, bleibt das Verfahren in alien wesent- 

 lichen Stucken das namliche wie bei Beobachtung tester Prismen. 

 Zu erortern ist daher nur die Einrichtung des zu verwendenden 

 Hohlprisnia's und die Ausfiihrung einiger Hilfsmessungen, welche 

 in diesem Falle, der unter Urastanden erforderlichen Correctionen 

 wegen, nothig werden konnen. 



Was das erste anlangt, so scbeinen mir die Anspriiche, welche 

 in Bezug auf Leichtigkeit der Filllung und des Verschlusses, Spar- 

 samkeit ini Substanzverbrauch. Bequemlichkeit der Reinigung und 

 Einfachheit der Application zu stellen sind , durch die folgende 

 Einrichtung mit verhaltnissmassig geringen Mitteln erfullt. — Der 

 Korper des Hohlprisma's ist ein keilforraiger Abschnitt von einer 

 dickwandigen Glasrohre, die ca. 12 Mm. inneren und ca. 22 Mm. 

 ausseren Durchmesser besitzt. Von den beiden gut plan geschlif- 

 feneii und polirten Schnittflachen steht die eine senkrecht zur Axe 

 der Rohre, wahrend die andere gegen sie unter dem Winkel ge- 

 neigt ist, den das Prisma haben soil (24— -27"). In die cylindrische 

 Wand des Rohrenabschnittes sind an zwei gegenuberliegenden 

 Stellen schmaleRinnen, parallel mit der zur Axe geneigten Grund- 

 flache, eingeschliffen. Der Verschluss erfolgt durch zwei runde, 

 3-4 Mm. dicke und beiderseits voUkommen plane Crownglas- 

 platten von ca. 30 Mm. Durchmesser. Von diesen ist die eine 

 test in eine geschwarzte Messingscheibe gefasst, wie zur Application 

 der gewohnlichen Prismen gebraucht wird. Auf die eine Flache 

 der anderen Platte werden an gegenilberliegenden Stellen nahe am 

 Rande zwei schmale Glasleistchen aufgekittet , so dass die kreis- 

 formige Basis des Prismenkorpers zwischen ihnen gerade Platz 

 hat; ihre zweite Flache wird mit einem 8--10 Mm. breiten Strei- 

 fen Folie belegt. 



Beim Zusammenfugen wird der keilformige Korper des Prisma's 

 mit seiner elliptischen Flache auf die in der Metallscheibe be- 

 festigte Glasplatte aufgelegt und durch eine gabelformige federnde 

 Klammer, welche in die vorher erwahnten Rinnen in der aussern 



