Neue Apparate n. s. w. 121 



Wand eingreift und iiiittelst einer kleinen Schraube gegen die Mes- 

 singscheibe angezogen werdeii kann, mit massigem Druck ange- 

 presst. Hierauf fuUt man den Hohlraum . wahrend seine obere 

 Oetfnung horizontal gehalten wird. mit der betreffenden Flussigkeit 

 so weit, bis ein flacher Meniscus iibersteht, und schiebt endlich 

 die zweite Planplatte vom dickeren Theile des Prisma's her vor- 

 sichtig auf. — Einer Befestigung dieser Deckplatte bedarf es nicht; 

 bei gut geschlitfenen und sorgfaltig gereinigten Flachen bewirkt 

 die Adhasiou eiuen vollkommen sichern Schluss, wofern nur das 

 Herabgleiten der Platte — durch die angekitteten Glasleistchen — 

 verhindert ist. 



Mit Hilfe der ruuden Scheibe wird das so hergerichtete Hohl- 

 prisuia, dessen Zusanimensetzung auf Taf. IV Fig. 3 skizzirt ist, 

 genau in derselben Weise, wie fur gewohnliche Prismen beschrie- 

 ben, am Spectrometer befestigt . so dass die foliirte Deckplatte 

 nach deni Innern der Ringes am Prismentrager zu liegen kommt. 

 Auch die Justirung der beiden ausseren Flachen so wie die Eiii- 

 stellung auf die Spiegelbilder des Spaltes und auf das Spectrum 

 kehrt in derselben Fonn wieder. Nur fur den Fall, dass die bei- 

 den Planplatten nicht vollkommen parallelflachig sind, bedarf es . 

 noch einiger Hilfsbestimmungen, um die wegen dieser Abweichung 

 erforderlichen Correctionen ausfuhren zu konnen. 



Unter der Voraussetzung, dass die Abweichung vom Paralle- 

 lismus bei beiden Flatten nur einige Bogenminuten betragt. reicht 

 OS fiir jenen Zweck vollkommen aus, wenn nach Justirung der 

 beiden ausseren Prismentlachen noch die Winkel bestimmt werden, 

 welche die Normalen der beiden innern Flachen, in der Projection 

 auf die Ebene des Theilkreises, mit den Normalen jener ausseren 

 Flachen einschliessen, well alle Ablenkungen, welche in der Rich- 

 tuug senkrecht zur Ebene des Hauptschnittes eintreten, so lange 

 dieselben klein sind, auf die Messung keinen Einfluss gewinnen. 

 Die verlangteu Winkel aber lassen sich bei der Beobachtung der 

 Spiegelbilder der ausseren Flachen sehr leicht mit bestimmen, in- 

 dem man auf die zwar lichtschwachen aber doch immer sichtba- 

 ren') Nebenbilder des Spaltes, welche die Reliexion an den (Jrenz- 

 fiachen zwischen Glas und Flussigkeit ergiebt, beilaufig mit ein- 

 stellt. Misst man mittelst des Mikrometers am Instrument den 



1) .^olltf aber der Brcclmugsimlex der t'liissigkeil deni des Crowiighises 

 so uahc liegeii, dass diefce iselieiiljildrr imsicLtbar bleihen , so wiirdp audi 

 jede Correction uimothig seiu. 



