Neue Apparate u. s. w. 123 



Die Neigung der Flachen einer keilforinigen Platte und die 

 Lage des Keiles wird man nattirlich am Spectrometer bestimmen. 

 Man bringt die betreffende Platte ganz wie ein Glasprisma auf 

 den Prismentrager , stellt auf das Reflexbild der vordern Flache 

 ein und dreht den Ring so weit. bis das daneben auftretende durch 

 Reflexion an der hintern Flache entstandene Spaltbild (welches bei 

 grosserem brechenden Winkel offenbar als das Spectrum erschei- 

 nen wurde) genau in gleicher Hohe im Gesichtsfeld auftritt. Der- 

 jenige Durchmesser der Platte, welcher jetzt der Ebene des Theil- 

 kreises parallel steht, entspricht der Richtung des Keiles. Der 

 Neigungswinkel aber wird auch in diesem Falle wieder am leich- 

 testen und genauesten erhalten, indem man den Winkel zwischen 

 den beiden nebeneiuander auftretenden Spaltbilderu mikrometrisch 

 misst und seinen Betrag durch den Brechungsindex des Crown- 

 glases dividirt. 



Die hier beschriebene Construction des Hohlprima's ist gegen- 

 iiber den sonst gebrauchlichen Formen, was die Leichtigkeit der 

 Herstelluug und die Bequemlichkeit der Handhabung anlangt, ent- 

 schieden ira Vortheil, dagegen darin im Nachtheil, dass bei ihr 

 die Temperatur der Flussigkeit nicht durch ein in das Prisma 

 selbst eingelassenes Thermometer bestimmt werden kann. Indess 

 ist hierbei zu bedenken, dass genaue Temperaturmessung doch nur 

 moglich ist. wenn die Temperatur an dem betreftenden Object 

 stationar, also auch mit derjenigen der nachsten Umgebung gleich 

 geworden ist. Alsdann aber braucht man auch keinen merklicheu 

 Fehler zu befurchten, wenn das Gefass des Thermometers dicht 

 neben dem Prisma innerhalb eines den ganzen Prismentrager 

 uberdeckenden Behalters — am besten aus Metall — angebracht 

 wird. 



Beilaufig sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass fur 

 Untersuchungen an Fliissigkeiten die hier zu Grund gelegte Beob- 

 achtungsweise noch andere Combinationen zulasst, welche in Hin- 

 sicht auf manche specielle Aufgaben erhebliche Vortheile darbie- 

 ten wurden. — Wenn es sich z. B. darum handelt, die Verande- 

 rung des Brechungsexponenten einer Flussigkeit bei wechselnder 

 Temperatur genau zu bestimmen, so wurde es offenbar von gros- 

 sem Nutzen sein, wenn alle zur Berechnung dieser Veranderung 

 nothigen Data, also sowohl der brechende Winkel des Prisma's wie 

 auch dieAblenkung derStrahlen, in ihren Differenzen von einer 

 Beobachtung zur andern , selbstandig durch mikrometrische 

 Messung erhalten werden konnten. In der That ist diess moglich, 



