124 



Ernst Abbe. 



wenn man ein Hohlprisma mit reflectirender hinterer Flache so 

 construirt, dass die gebrochenen und an der letzten Flache retiec- 

 tirten Strahlen nach ihreni Austritt nahehin in der Richtung der 

 Normalen zur vordersten Flacbe verlaufen, und wenn ausserdem 

 eine andere spiegelnde Flache. die dem Beobachtungsrohr gleich- 

 zeitig mit der Vorderflache zuganglich ist und deren Normale 

 ebenlalls jene Richtung hat, in unveranderliche Verbindung mit 

 der Hi nter flache gebracht wird. Beiden Anforderungen kann 

 offenbar geniigt werden , wenn man die betreffende Flussigkeit 

 zwischen einer Planplatte und ein em festen Prisma von angemes- 

 senem Winkel einschliesst, der Art, dass letzteres dem Collimator- 

 Fernrohr zugewandt ist, die aussere Flache der Platte dagegen 

 die spiegelnde Ruckwand bildet. Auf dieser Platte aber miisste 

 an der dem Fernrohr zugewandten Seite ein zweites Prisma, test 

 aulgekittet so angebracht werden, dass seine freie Flache der 

 Vorderflache des andern nahehin parallel steht und neben ihr von 

 einem Theile des Fernrohrobjectivs Strahlen emptangt. Es wiir- 

 den alsdann. nach gehoriger Justirung, in geringem Winkelab- 

 stand von einander drei Spaltbilder, zwei durch einfache Reflexion, 

 das dritte durch Brechung und Reflexion erzeugt. sichtbai- werden. 

 Die mikrometrische Messung der Winkel zwischen ihnen wurde die 

 Veranderungen sowohl des brechenden Winkels der Flussigkeit 

 wie auch der an der Trennungsflache von Glas und Flussigkeit 

 eintretenden Brechung ergeben, wenn durch vorausgehende Beob- 

 achtungen der Winkel zwischen der freien T'lache des Hilfspris- 

 ma's und der Ruckwand der Platte so wie der Winkel des wirk- 

 samen Prisma's ein fiir alle mal bestimmt worden ist. 



Ein derartig zusammengesetztes Fliissigkeitsprisma - dessen 

 Herstellung keinerlei Schwierigkeiten bieten wurde — konnte aller- 

 dings nicht ohne Weiteres in der oben beschriebenen Weise an 

 dem Spetrometer angebracht werden. Indess wurde auch gar kein 

 Grund vorliegen, es mit einem Theilkreise zu ,verbinden, da die 

 erforderlichen mikrometrischen Messungen in dieseni Falle viel 

 zweckmassiger mit einem bewegiichen Fadenkreuz neben dem licht- 

 gebenden Spalt im Collimator-Fernrohr auszuluhren waren. Ein 

 nach diesem Princip zu ccmstruirendes Variations- oder Dit- 

 ferential-Spectrometer wurde daher nur ein eintaches testes 

 Gestell fur die Prismencombination und ein davon uuabhangig auf- 

 zustellendes Collimator-Fernrohr mit Ocular-Schraubenmikronieter 

 nothig machen. — Nach derselben Methode konnte ubrigens auch 

 die Temperaturvariation im Brechungsexponenten eines Glaspris- 



