Neue Apparate u. s. w. 129 



sich fassen ; wobei offeubar die Bediiigungeii fiir eine scharfe Ein- 

 stellung so giinstig wie nur immer mogiich sein nmssen. Handelt 

 es sich andererseits urn ein continuirliches Spectrum mit Fkaunho- 

 FER'schen Linieii, so hebt sich selbst in den lichtschwachen Theilen 

 der vollkommen dunkle Korper des Spaltes sehr deiitlich auf deni 

 farbigen Hintergrunde ab, und es ist leicht, eine der Fraunhufek'- 

 schen Linien genau in die Mitte zwischen die sichtbaren Schneiden 

 zu bringen, zumai diese bei derartigen Beobachtungen immer ziem- 

 lich eng gestellt sein werden. Die Scharfe der Einstellung wird 

 dabei — was namentlich der mikrometrischen Messung zwischen 

 den einzelnen Theilen des Spectrums zu Statten kommt — sehr 

 unterstUtzt durch die Leichtigkeit , mit welcher die Stellschraube 

 am Ocular wahrend der Beobachtung selbst die Spaltweite der 

 Helligkeit und den sonstigen Umstanden anzupassen erlaubt. Dem 

 entsprechend geht bei gut begrenzten Bildern, wenn das Beobach- 

 tungsrohr etwa 8 — 12fache Vergrosserung gibt, der Einstellungs- 

 fehler nie uber den Betrag von 2—3", wie man mittelst der Mikro- 

 meterschraube leicht controliren kann. — Nur gegeniiber den Ur- 

 sachen, welche die Reinheit des Spectrums beeintrachtigen konnen, 

 ist die vorliegende Beobachtungsweise etwas empfindlicher und in 

 sofern ungunstiger als die FuAUKHOFEK'sche Methode, weil alle Ab- 

 weichungen sowohl in der Substanz des Prisma's, wie namentlich 

 in der Form der Flachen hier, verglichen mit ihrem Einfluss auf 

 ein hindurch tretendes Strahlenbiindel, verdoppelt zur Wirkung 

 kommen. 



Neben der Scharfe der Einstellung ist fiir die Genauigkeit 

 der Messungsdata noch maassgebend: erstens die correcte Wirkung 

 der beiden goniometrischen Apparate, Theilkreis und IMikro- 

 meter, und zweitens die Sicherheit, mit welcher die Construction 

 des Instrumentes unregelmitssige wie constante Fehlerquellen aus- 

 schliesst. — In Betreff des Theilkreises ist hier Nichts zu erortern, 

 da Construction und Handhabung in keinem Punkte sich von dem 

 Gewohnten und Bewahrten entfernen. Ueber die Mikrometervor- 

 richtung jedoch mogen, da die hier beschriebene Einrichtuiig sich 

 nicht in demselben Falle befindet, einige Frliiuterungen hier noch 

 Platz finden. 



Den Urn fang der Messungen bei einem Mikrometer dieser Art 

 bestimmen einerseits die technischen Hiiulernisse , welche der ge- 

 nauen Ausfuhrung liingerer Schrauben entgegenstehen , aiulerer- 

 seits auch die Riicksicht auf Sicherheit und Bequemlichkeit des 

 Gebrauchs, die beide jedenfalls wesentlich beeintrachtigt wurden, 



Bd. Vlll, ^. F. 1, 1. g 



