Neue Apparate u. s. w. iqi 



Functionirung sonst Nichts, als class die Coiitactflaclie am Ende 

 des Arnies hinreichend giatt inul in der Richtimg nach dem Mittel- 

 punkt des Kreises liiii gut geebnet sei , und dass die Schrauben- 

 spindel in einer Wolbung von starker Kriiniinung endige, die 

 wahrend der Drehung keine merkliche Seitenbewegung erfahrt: — 

 was bei sorgfaltiger Ausfuhrung recht wohl in aller Vollkonimen- 

 lieit zu erreichen ist. 



Zur Prufung des Mikrometers in Beziig auf die letzterwahnten 

 Anspriiehe eignet sich die auf Seite 115 erwahnte Hilfsvorrichtung 

 zur Erinittelung des Reductionsfactors. nur dass man in diesem 

 Falle den Winkel zwischen den beiden spiegelnden Fliichen auf 

 einen Betrag von 1— 2o vermindern muss, damit er innerhalb des 

 Umfangs der Schraube mehrmals durclimessen werden kann. Auch 

 das Doppelbild, welches ein schwacli keilformiges Stiick gut polir- 

 ten Spiegelglases gewahrt, kann fiir diesen Zweck benutzt werden. 



Der todte Gang der Schraube wird hinreichend durch den 

 Druck der auf den Arm wirkenden Feder anfgehoben; und wenn 

 man — was allerdings notliig — beim Gebrauch die Vorsicht 

 ubt, zusammengehorige Einstellungen stets mit derselben Dre- 

 hungsrichtung auszufiihren , um dadurch den Einfluss einer wech- 

 selnden Spannung der Theile auszuschliessen '), so gewahrt diese 

 einfache Construction des Mikrometers die Pracision, welche nothig 

 und ausreichend ist, um die Genauigkeit der Wahrnehmungen 

 fur die Messung vollstandig auszunutzen. Seine Verwendung er- 

 setzt also, wenigstens fur einen wichtigen Theil der Beobachtungen 

 eine Vollkommenheit des Theilkreises , die bei Instrumenten von 

 massigen Dimensionen uberhaupt nicht moglich ist, und die, soweit 

 sie zu erreichen ware , nicht nur den Apparat sehr viel k'ostspie- 

 iiger, sondern auch seinen Gebrauch schwieriger und umstandlicher 

 machen mtisste. 



Eben so wesentlich wie die Correctheit des Messapparates ist 

 ferner die Ausschliessung von constanten oder unregelmassigen 

 Fehlerquellen , welche die strenge Identitiit der wirklich gemes- 

 senen Grossen mit den nach dem Princip der Methode zu mes- 

 senden aufheben. Die Beseitigung derartiger Abweichungen deckt 

 sich aber offenbar rait der vollkommenen Erfullung der verschie- 

 denen Postulate, auf welche die Theorie des Beobachtungsverfah- 



1) Man win! also, falls beim Eiiistellen der richtigp Puiikt uboischritteii 

 ist, die Schraube erst wieder um einen kleinen Wcg hinter das Ziel zuriick- 

 dvehen, um es zum zweiten mal in der fruheren Richtung zu erreichen. 



9* 



