TQo Ernat Abbe, 



rens sich griindet; unci sie wild daher urn so grosserer Sicherheit 

 tahig sein, je weniger solche Postulate vorliegeii und je besser die 

 einzelnen ' durch die Construction des Intrunientes gewahrleistet 



sind. 



Im vorliegenden Falle kommen nun keine Voraussetzungen in 



Frage ausser den folgenden: 



1) dass die Visirlinie des Collimatorrohrs wahrend je emer 

 Reihe zusammengehoriger Einstellungen eine unveranderliche Lage 

 gegen die festen Nullpunkte der Winkelmessung behalte; 



2) dass sie gleichzeitig mit dem Hauptschnitt des Prisma's zur 

 Drehungsaxe des Theilkreises senkrecht stehe; und 



3) dass diejenigen Theile der Prismenflachen , welche bei den 

 zusanimengehorigen Einstellungen abwechselnd spiegelnd und bre- 

 chend wirken, in unveranderter Lage zum Theilkreis bleiben. Die 

 Anforderungen unter Punkt 2) und 3j kehren ganz in derselben 

 Weise bei alien anderen Beobachtungsmethoden wieder; und aus 

 der oben gegebenen Beschreibung des Justirungsverfahrens ist 

 ohne Weiteres ersichtlich, dass sie in jeder nur wiinscllens^verthen 

 Genauigkeit und Sicherheit erfullt werden konnen. In Bezug aut 

 Punkt 1) dagegen gibt die hier betrachtete Einrichtung selbstver- 

 standlich gunstigere Bedingungen als die bisher in Gebrauch be- 

 findlichen Instrumente, insofern das vollkommene Zusammentallen 

 von Collimator und Beobachtungsrohr die Anforderungen in dieser 

 Richtung vereinfacht und zudem ihre mechanische Erfiillung da- 

 durch erleichtert, dass die Visirlinie unbeweglich mit dem festen 

 Theile des Intrumentes verbunden ist. Ausserdem aber bildet 

 einen wesentUchen Vorzug der Methode das Hinwegfallen jeder 

 besonderen Bedingung fiir den Verlauf der Strahlen im Prisma, 

 wie sie beim FRAUNHOFEE'schen Verfahren in der Forderung der 

 Minimalablenkung gegeben ist, und wie solche in anderer Form 

 bei alien Verfahrungsweisen wiederkehren muss, bei welchen Ein- 

 tritt und Austritt der Strahlen in zwei von einander unabhiingigen 

 Richtungen erfolgen. — Hier wo die Construction des Apparates 

 beide Richtungen absolut identisch macht, ist mit der Einstellung 

 des Spectrums die der Minimalablenkung durchgehender Strahlen 

 entsprechende Bedingung, namlich die Gleichheit des Incidenzwin- 

 kels beim Eintritt und Austritt, fiir die jeweilig eingestellte Farbe 

 eo ipso erfullt. 



