160 Ernst Abbe, 



und da, wie das Folgende zeigen wird, bei ihrer Anwendung der 

 Winkel (i niemals den Betrag vou 12 — 15" ilberschreitet , so ist 

 der Coefficient des dv aiich im ungiinstigsten Fall nur wenig gros- 

 ser als die Einheit. Ein Fehler im Brechungsexponenten des 

 Glasprismas .1 zieht also niemals einen andern als einen beilau- 

 fig gleich grossen Fehler in dem Brechungsindex der Fliissigkeit 

 nach sich. — Der Werth von y ferner geht bei Ausfiihrung der in 

 Rede stehenden Beobachtungen niemals unter 45 <> herab, daher 

 denn selbst bei hohem Werthe des v der Coefficient von dw in 

 obigem Ausdruck gleichfalls die Einheit nicht merklich iiberschrei- 

 ten kann. Ein P'ehler im Winkel w tritt also ebenfalls nur mit 

 einem seiner Grosse (im Bogenmaass) nahehin gleichem Betrag in 

 das schliessliche Resiiltat ein — was fiir einen Fehler von einer 

 ganzen Minute nur ca. 3 Einheiten der vierten Decimalstelle 

 austragen wurde. 



In Anbetracht der grossen Sicherheit, mit welcher an einem 

 Glasprisma die Werthe von w und v bestimmt werden konnen, 

 diirfen demzufolge die Fehler dieser Constanten fiir den vorlie- 

 genden Zweck als vollig unschadlich angesehen werden. — Aus- 

 serdem ist aber noch ausdriicklich hervorzuheben, dass die Be- 

 schaffenheit des zweiten Prisma's, welches die titissige Schicht nach 

 der andern Seite hin begrenzt, fiir die Messung durchaus ohne 

 Einfluss bleibt. Denn die Ableitung des gesuchten Brechungsindex 

 griindet sich ausschliesslich auf das Verbalten der Strahlen an 

 der dem Objectiv zugewandten TrennungsHiiche zwischen Glas und 

 Fliissigkeit ; wie das Licht jenseits dieser Flache verlaufen moge, 

 tangirt weder die Beobachtung der Totalretlexion noch die zu be- 

 stimmende Stellung jener Grenzflache gegen die Fernrohraxe — 

 wofern nur keine Abblendung der nicht reflectirten Strahlen ein- 

 tritt. Dass beide Prismen zusammen eine planparallele Platte ohne 

 Ablenkung bilden, ist ausschliesslich im Interesse bequemerer Be- 

 obachtung, weil andernfalls bei jeder andern Stellung des Prismen- 

 paares entweder die eintretenden oder die austretenden Strahlen 

 eine andere Richtung verfolgen wiirden. Diesem Zweck ist aber 

 vollstandig geniigt, wenn der Brechungsindex und der brechende 

 Winkel des zweiten Prisma's den entsprechenden Grossen beim 

 ersten auch nur annahernd gleich sind ')• 



1) Bei denyeuigcn Verfalireii, bei wclcheni ein Spalt im Brcuupiuikt des 

 Objectivs durch das Prismeupaar biudurch zu beobachteu ist, muss natiirlicb 

 vorausgesetzt werden, dass das zweite Prisma die Scbarfe des Bildes nicht be- 



