Neue Apparate u. s. w. 159 



fahrens mit weissem Licht, so kaiiii in den meisten Fallen weder 

 die Bestimmung der Compensatordrehung noch die Auswerthung 

 derselben die nilniliche Sicherheit wie bei Messungen mit isolirten 

 Fai'ben gewinnen ; die erstere nicht, weil die grossere oder gerin- 

 gere Verschiedenheit im Gange der Dispersionen von Compensa- 

 tor, Doppelprisma iind Fliissigkeit immer sogen. secundiire Far- 

 bensaume an der Ausloschungsgrenze iibrig lasst, die das Auge 

 niclit immer in gleicher Weise auffasst; das andere, die Maassbe- 

 stimmung, nicht, weil es iingewiss bleibt, welche Farben bei irgend 

 einer bestimmten Einstellung wirklich zur Deckung gebracht wor- 

 den sind. Das Resultat kann also die Dispersion der Flussigkeit 

 nur in einem Mittelwertlie angeben, der sich thatsachlich auf 

 diejenigen Farben beziehen wird, deren Zusammenfallen den Ein- 

 druck der Achromasie am meisten begiinstigt. Welche Farben 

 im einzelnen Falle diese Rolle spielen, wird nicht nur von der sub- 

 jectiven Auffassung der Farbeneindriicke, sondern auch vom Gange 

 der Dispersion in der beobachteten Substanz abhangen. Wie aber 

 a priori anzunehmen ist, dass in dieser Beziehung immer der hel- 

 lere Theil des Spectrums dominirend sein wird, so zeigt die Er- 

 fahrung, dass man den anderweitig gemessenen wahren Werthen 

 der Farbenzerstreuung bei diesen Beobachtungen durchschnittlich 

 am nachsten kommt, wenn man die Einstellung des Compensators 

 auf moglichst farblose Grenzen als eine Vereinigung der Strahlen 

 der FKAUNHOFER'schen Linien C und F interpretirt und demgemass 

 bei der Berechnung der Ablesungen die Dispersion des Compen- 

 sators fiir dasselbe Intervall zu Grunde legt. — Nach meinen Be- 

 obachtungen wird auf solche Art der wirkliche Unterschied des 

 Brechungsexponenten zwischen den genannten Strahlen immer bis 

 auf 1,5, hochstens 2 Procent des ganzen Betrages getrofifen — 

 was fiir die meisten Bediirfnisse eine vollig ausreichende Genauig- 

 keit sein mochte. 



12. Die Ainveiidung der DIethode beini (iehi'auch des Spectrometers. 



Nachdem im Voranstehenden die Methoden in ihren wesent- 

 lichen Stiicken entwickelt nnd zugleich alle die Umstiinde in Be- 

 tracht gezogen worden sind, von welchen bei der Anwendung die 

 Genauigkeit der Resultate abhangt, bleibt nur noch die Einrich- 

 tung der ilussern Hilfsmittel und das Detail des Beobachtungsver- 

 fahrens anzugeben. 



