160 Erost Abbe, 



Den njichstliegenden und fur genaue Messungen vortheilhaf- 

 testen Weg zur Ausiibung der fraglichen Methoden bietet die An- 

 wendung eines Spectrometers von der friiher bescLriebenen Construc- 

 tion dar, indeni dieses alle Hilfsmittel zur Ausfiihrung der einzel- 

 nen Operationen in der vollkommensten Form zur Disposition stellt. 

 Es wird dabei nichts weiter erfordert als ein Doppelprisma mit 

 solcher Fassung, dass es leicht und sicher auf den Prismentrager 

 des Spectrometers aufgebracht werden kann. Ich benutze fiir 

 diesen Zweck eine eben solche runde Scheibe mit centralem Aus- 

 schnitt wie zur Application gewohnlicher Prismen; nur ist an ihr 

 der Ausscbnitt grosser und ist in demselben eine kleinere ebene 

 Platte rechtwinklig zur Flache der grossen Scheibe befestigt, so 

 dass, wenn das Ganze an den Ring des Spectrometers angeklemmt 

 wird, ein ebenes Tischchen entsteht, welches durch die Regulirvor- 

 richtung des Prismentragers parallel zum Theilkreis gerichtet wer- 

 den kann (Fig. 5 auf der Tafel IV). Die Prismen sind einzeln in 

 geschwarzte Messingfassungen eingekittet, so dass von jedem nur 

 die wirksamen beiden Flachen freiliegen. Dabei steht, wie Fig. 6 

 auf der Tafel erkennen lasst, die Hypotenusenflache des einen (J) 

 um ca. 1 Mm. iiber den Rand der Fassung vor, wahrend die des 

 andern B um nicht ganz denselben Betrag zuriickliegt. Beim Zu- 

 sammenlegen beider Prismen haben daher die vorstehenden Messing- 

 rander der Fassung von B am Prisma A selbst Fuhrung, so dass 

 eine an der Ruckwand von B befestigte Feder, die in einen kleinen 

 Ausschnitt der Fassung von A eingreift, genugt, um beide Prismen 

 in richtiger Lage zusammenzuhalten. — Die Fassung von A (welche 

 stets dem Fernrohr zugekehrt wird) tragt an ihrer unteren gut 

 geebneten Aussenflache ein kurzes Zapfchen, welches in ein Loch 

 der Tischplatte einpasst, wahrend die eine Kante der Fassung an 

 eine Leiste sich anlegt und die Kathetenflache des Prisma's der 

 Ringebene parallel stellt. 



Die Vorbereitung der Messung besteht, wenn man von der 

 Bestimmung der Constanten absieht, bios darin, dass zuerst das 

 Prisma A allein auf das Tischchen gesetzt und in seinen beiden 

 Flachen auf die im ersten Theile beschriebene Weise mit Hilfe 

 der Spiegelbilder des Spaltes justirt wird. Hierauf wird es wie- 

 der abgenommen, ein Tropfen der zu untersuchenden Flussigkeit 

 auf die gereinigte Hypotenusenflache gebracht, das zweite Prisma 

 dariiber geschoben, so dass die Schlussfeder einspringt, und nun 

 das Ganze wiederum aufgesetzt, wobei allein darauf Bedacht zu 

 nehmen bleibt, dass die vorher bewirkte Justirung nicht durch eine 



