Neue Apparate u. s. w. 161 



Drehung des Ringes beim Wiederaufsetzen gestort werde. Hier- 

 mit ist Alles zur Ausfuhrung der Beobachtung bereit. 



Beim Einbringen der Flussigkeit bleibt indess eine Vorsichts- 

 maassregel zu beachten, welche hier wie auch bei alien anderen 

 im Folgenden noch zu beschreibenden Formen der Beobachtung fiir 

 die Sicherheit der Messung von entscheidendem Belang ist. Wenn 

 namlich die Glasflachen unmittelbar auf einander gelegt werden, 

 so wird auch bei noch so vollkommener Ausfuhrung der Prismen 

 an einigen Stellen wirkliche Beriihrung eintreten und die Tren- 

 nungsschicht an diesen Stellen fiir alle Richtungen durchsichtig 

 sein. Aber auch hiervon abgesehen fordert die Beseitigung der 

 auf Seite 155 erwahnten principiellen Bedenken , dass die Dicke 

 der Schicht nicht auf mOleculare Dimensionen herabgehe; und 

 endlich ist auch eine genaue Beobachtung der beginnenden Total- 

 reflexion nur moglich, wenn die Flussigkeit zwischen den Prismen 

 eine gewisse gleichformige Dicke hat, well andernfalls durch In- 

 terferenz zwischen den einfach durchgehenden und den an den 

 beiden Trennungsflachen wiederholt reflectirten Strahlen so starke 

 Saume in der Nahe der Ausloschungsgrenze auftreten, dass deren 

 Lage nicht mehr genau zu bestimmen ist; zumal dabei die ge- 

 ringsten sonst vollig unschadlichen Unebenheiten der Glasflachen 

 sehr storende Unregelmassigkeiten bewirken. Alle diese Hin- 

 dernisse aber fallen sogleich hinweg, sobald man vor dem Auf- 

 stecken des zweiten Prisma's zwei schmale Streifchen von diinnem 

 Briefpapier oder Stanniol auf die Enden der Hypotenusenflache, an 

 deren kurzen Seiten, auflegt, so dass der Abstand der Prismen auf 

 einer wahrnehmbaren Grosse — etwa \/2o — '/lo Mm. — erhalten 

 wird; was nach dem auf Seite 155 iiber die mogliche Gefahr einer 

 Abblendung Gesagten nicht dem geringsten Bedenken unterliegen 

 kann. 



Die Einstellung des Doppelprismas auf die beginnende Total- 

 reflexion kann beim Gebrauch des Spectrometers auf zweierlei 

 Weise erfolgen. 



Erstens kann man durch die Prismen hindurch den Spalt 



des Collimatorfernrohrs beobachten , indem man diesen auf die 



gewohnliche Art durch seitlich einfallendes Licht beleuchtet, das 



Ocular aber zudeckt, damit die Umgebung des Spaltes dunkel 



bleibe. Um dabei das Bild der Lichtlinie in ein Spectrum von 



hinreichender Ausdehnung zu verwandeln, bediene ich mich eines 



kleinen Fernrohrs von etwa 6facher Vergrosserung , vor dessen 



Objectiv ein gutes Amci'sches Prisma von etwa 15 Mm. freier 

 Bd. vm, N. F. I, 1. 1 i 



