J§2 Ernst Abbe, 



Oeffnung fest aufgesteckt ist. Dieses Fernrohr wird auf einem 

 ganz einfachen Stativ neben dera Spectrometer aufgestellt und so 

 gerichtet, dass das Spectrum in seinem Gesichtsfeld erscheint. Die 

 Einstellung der Ausloschungsgrenze auf die einzelnen Fraunhofer'- 

 schen Linien kann dann in aller Sicherheit bewirkt werden, indem 

 man, durch dieses Fernrohr sehend, den Theilkreis des Spectrometers 

 mit freier Hand langsam fortdreht; wobei es die richtige Einstel- 

 lung erleichtert, wenn man ein Fadenkreuz im Oculare durch 

 leichte Drehung des Beobachtungsrohrs auf die betreffende dunkle 

 Linie vor ihrem volligen Verschwinden einstellt, um sodann die 

 Ausloschungsgrenze auf dieses Fadenkreuz zu fiihren. Wenn 

 die beiden Theile des Doppelprisma's aus dem namlichen Glase 

 gefertigt sind und nahehin gleiche Winkel haben und wenn das 

 Stativ des Hilfsfernrohrs einigermaassen sichern Stand hat, ist 

 durch die kleine Drehung zwischen beiden Einstellungen eine Ver- 

 anderung nicht zu befurchten. 



Zweitens kann die Beobachtung auch nach der dritten Methode 

 im Sehfelde des CoUimatorfernrohrs ausgefiihrt werden, wenn man 

 eine Lichtquelle zur Verfiigung hat, welche einfarbiges Licht oder 

 doch nur Strahlen von wenigen discreten Farben liefert. Der 

 Spalt des CoUimatorfernrohrs beibt dabei ganz ausser Gebrauch; 

 nur die den Spalt verlangernden kurzen Schneiden werden anstatt 

 eines Fadenkreuzes zur Einstellung benutzt. Die Lichtquelle wird 

 dicht neben dem Instrument, in der Richtung der Fernrohraxe, so 

 aufgestellt, dass vor Beginn der Totalreflexion das ganze Sehfeld 

 gleichmassig erhellt erscheint. - Eine gut leuchtende Natron- 

 flamme in dieser Weise benutzt, gewahrt eine sehr deutliche Aus- 

 loschungsgrenze , welche mit grosser Sicherheit in die Mitte der 

 Schneiden gebracht werden kann, wenn man durch passend ange- 

 brachte Schirrae das Sehfeld von anderen Strahlen frei halt. 



Die Data zur Berechnung der Brechungsindices , namlich die 

 Werthe des Winkels «, erhalt man naturlich bei beiden Verfah- 

 rungsweisen dadurch, dass nacheinander der Theilkreis abgelesen 

 wird fiir diejenige Stellung des Doppelprisma's, bei welcher die 

 Totalreflexion eintritt, und fiir diejenige, bei der die vordere, d. h. 

 die dem Objectiv zugewandte Prismenflache normal zur Fernrohr- 

 axe gerichtet ist. 



Die Construction der Prismen anlangend, so wird man den 

 Winkel w am zweckmassigsten so bestimmen, dass fiir die beiden 

 aussersten Werthe der Brechungsexponenten, die dem Doppel- 

 prisma noch zuganglich sein soUen, die Incidenz an der vordern 



