Neue Apparate u. s. w, Jgg 



Glastlache naliehin urn gleich viel nach beideii Seiten von der Senk- 

 rechten abweicht; die Wahl der Glasart aber wird sich zu richten 

 habeii nach deni Spielraum im Brechungsexponenten, fiir welchen der 

 Apparat brauchbar sein soil. — Wird verlangt, dass alle Fliissig- 

 keiten vom Wasser bis zum Schwefelkohlenstoff mit ein und dem- 

 selben Prismenpaar zu beobachten seien, so muss sehr schweres 

 Flintglas in Aiiwendung komnien ; braucht dagegen der Apparat 

 z. B. nur bis zum Brechungsexponenten 1,55 zu reichen, so ge- 

 niigt ein mittleres Flint von etwa 1,61 bis 1,62 fiir Natronlicht; 

 und Crownglas reicht aus, wenn nicht hohere Brechungsexponen- 

 ten als etwa 1,45 in Frage stehen. Wegen der leichteren Her- 

 stellung und der grosseren Dauerhat'tigkeit wird man aber iramer 

 bei Glasarten von geringerem Brechungsverniogen stehen bleiben, 

 wenn nicht der besondere Zweck, dem der Apparat dienen soil, 

 andere nothig macht. 



Berechnet man z. B. unter Voraussetzung eines schweren 

 Flintglases von 1,68 die Grenzwinkel der Totalreflexion einerseits 

 fiir w=rl,30, andererseits fiir 1,63, so ergiebt sich, dass bei einem 

 Prismenwinkel von 63 — 64" die extremen Einfallswinkel , nach 

 beiden Seiten hin etwa gleiche Grosse erhalten; und da auch fiir 

 die andern namhaft gemachten Falle bis auf geringe Unterschiede 

 derselbe Werth konimt, so wird bei alien derartigen Prismen- 

 combinationen die Hypotenusentlache mit der kurzen Kathete einen 

 Winkel von p. p. 64° zu bilden haben; was auf ganz bequeme 

 Form en fiihrt. 



Was zuletzt die Bestimmung der Constanten des wirksamen 

 Prisma's anbetrifft, so ist der Winkel w natiirlich jederzeit auf 

 dem gewohnlichen Wege zu messen. Soil aber auch der Brechungs- 

 exponent und die Farbenzerstreuung an diesem namlichen Prisma 

 mittelst des Spectrometers beobachtet werden , so bleibt nichts 

 welter iibrig, als auch die lange Kathetenflache poliren zu lassen 

 und vor dem Einkitten des Prisma's in die Fassung die betreffende 

 Messung an dem kleineren brechenden Winkel dieser langeu Seite 

 auszufiihren. 



Wenn schon die hier beschriebene Methode nicht ganz die- 

 selbe Genauigkeit gewahrt, die man unter giinstigen Umstanden 

 mit sehr guten Apparaten und bei sehr sorgfaltiger Ausfiihrung 

 der Messung mittelst des Hohlprisma's zu erreichen vermag, so 

 sind dagegen solche Bestimmungen, von denen keine grossere Ge- 

 nauigkeit als auf zwei bis drei Einheiten der 4. Decimalstelle verlangt 

 wird, mit ihrer Hilfe nicht nur durch ein viel weniger voUkom- 



11* 



