164 Ernst Abbe, 



menes Instrument sondern auch mit erheblich einfacheren Opera- 

 tioneu zu erhalten; und sie bietet. abgeselien von dem geringen 

 Substanzverbrauch, ausserdem iioch den Vortheil, auf Substanzen 

 anwendbar zu sein, die sich, sei es wegen ungentigender Reinheit, 

 sei es wegen starker Farbung, ini Hohlprisnia gar nicht oder nur 

 sehr schwierig untersuchen lassen. 



Fur einige besondere Zwecke mag auch noch der Vorzug zu 

 Statten kommen, dass man bei dieser Beobachtungsmethode grosse 

 Temperaturdifferenzen der zu untersuchenden Substanz ohne alle 

 Umstande mit voller Sicherheit in der Gewalt hat. Man braucht 

 offenbar nur das Doppelprisma mit sammt der Fliissigkeit hin- 

 reichend lange in einera Bad von genau bestimmter Temperatur 

 zu erwarmen, urn der Temperatur der Fliissigkeit wahrend der 

 Messung sicher zu sein, da in den paar Augenblicken , die nach 

 vorheriger Justirung zwischen dem Aufbringen und der Einstel- 

 lung verstreichen , eine Abktihlung oder Erwarmung der einge- 

 schlossenen Schicht vollkommen unmoglich ist. 



13. Selbststandige Apparate (Kefractonieter} zar optischeD Bestiiumuug von 



Kiiissigkeiten. 



Die giinstigen Bedingungen , welche das Princip der Total- 

 reflexion in Bezug auf leichte und bequeme Ausftihrung dioptri- 

 scher Maassbestimmungen an Flussigkeiten gewahrt, legen den Ge- 

 danken nahe, im Interesse der mancherlei wissenschaftlichen und 

 praktischen Aufgaben, die von solchen Maassbestimmungen Nutzen 

 Ziehen konnten, compendiose und leicht zu gebrauchende Instru- 

 mente fiir die Ausiibung jener Methode zu construiren, um diese 

 Ausubung unabhangig vom Gebrauch eines Spectrometers zu ma- 

 chen. Die Moglichkeit dessen ist gegeben durch die geringe Zahl 

 wesentlicher Theile, die, den vorangehenden Entwickelungen zu 

 folge den erforderlichen Apparat ausmachen und durch die ge- 

 ringen Anspriiche, welche die Methode an die Genauigkeit der 

 Winkelmessungen stellt. 



Als wesentliche Bestandtheile eines vollstaiidigen Instruments 

 figuriren bei den drei zuletzt beschriebenen Verfahrungsweisen, 

 ausser einer Vorrichtung zur Winkelmessung , nur noch ein Fern- 

 rohr, das Doppelprisma und eventuell der Compensator. Die Di- 

 mensionen, in denen diese Stiicke ihrem Zweck geniigen und die 

 Art von Verbindung, in welcher sie untereinander zu stehen haben, 

 sind beide der Construction eines zum Handgebrauch geeigneten 



