Igg Ernst Abbe, 



Es ist bei dieser Combination naturlich unvermeidlich — aber 

 auch gar kein Nachtheil — dass alle Messungen auf die eine be- 

 stimmte Farbe , welche der Berechnung der Theilung zu Grunde 

 gelegt wurde, beschrankt bleiben. Nach dem auf Seite 156 Ange- 

 fiihrten wird man hierzu stets das Licht der Natronflamme oder 

 der FRAUNHOFER'schen Linie D wahlen. 



Nach der angegebenen Richtschnur habe ich solche Refracto- 

 meter in drei verschiedenen Formen, welche in den Figg. 6, 7 und 

 8 auf Taf. IV dargestellt sind, ausfuhren lassen. Die beiden ersten 

 Formen sind zur Untersuchung aller Fliissigkeiten geeignet, indem 

 sie das Intervall von n =:- 1,30 bis n— 1,63 umfassen; sie unter- 

 scheiden sich nur dadurch, dass das eine Instrument, zum Gebrauch 

 in freier Hand eingerichtet, bios die Bestimmung des absoluten 

 Brechungsexponenten gewahrt, wahrend das andere grossere, auf 

 Stativ, mit Compensator zur gleichzeitigen Messung der mittleren 

 Dispersion versehen ist. — Das Refractometer der dritten Form 

 giebt die Ablesung an einer Scala ini Ocular, wahrend jene beiden 

 die Theilung an einem Gradbogen tragen. Diese Modification be- 

 schrankt jedoch den Umfang der Anwendung auf das kleinere In- 

 tervall von /J -: 1,30 bis « — 1,43, so dass diese Form nur fur 

 Fliissigkeiten von geringem Brechungsvermogen brauchbar ist. 



Die Beschreibung der mechanischen Einrichtung der drei Ap- 

 parate kann sehr kurz gegeben werden, nachdem im Voranstehen- 

 den alle maassgebenden Riicksichten schon Erorterung gefunden 

 haben. 



Die erste Form ist auf diejenige Beobachtungsweise berechnet, 

 die Seite 140 als zweite Methode beschrieben worden ist. Dem- 

 gemass stelU in Fig. 6 auf Taf. IN J F ein kleines Fernrohr von 

 2 — 3maliger Vergrosserung dar, dessen Bestandtheile den in den 

 Figg. 5. u, 6 des Textes schematisch skizzirten Stiicken entsprechen. 

 J bezeichnet die Stelle des Objectivs ; in desen Focus bei F be- 

 findet sich ein justirbares Diaphragnia, welches einen kurzen Spalt 

 von angemessener Weite tragt. Hinter diesem Spalte steht mit O 

 bezeichnet in einer verschiebbaren Htilse das in Fig. 5 auf Seite 140 

 dargestellte Spectralocular, eine einfache Convexlinie in Verbindung 

 mit eineni AMici'schen Prisma, niittelst dessen das Bild des Spaltes 

 bei richtiger IStellung des Oculars in ein scharfes Spectrum ver- 

 wandelt wird. — Das ganze Fernrohr ist niittelst eines kleinen 

 Standers D am Objectivende auf einen Sector A aufgeschraubt, 

 der bei A den Drehungszapfen einer das Doppelprisma C tragen- 

 den kreisformigen Platte enthalt. Das eine von beiden Primen 



