168 Ernst Abbe, 



das Auge leicht, indem man mit dem Instrument einigemal durch 

 eine gut leuchtende Natronflamme hindurch auf eine weisse Licht- 

 quelle hinsieht. Indem dabei das monochromatische Spaltbild des 

 Natronlichtes im Spectrum hervortritt, erhalt man die Stelle der 

 Linie D sichtbar bezeichnet. 



Die Justirung des Index wird am einfachsten durch eine Ein- 

 stellung mit reinem. Wasser bewirkt. Bei der mittleren Tempe- 

 ratur von ca. IS** Cels. muss der Index, wenn er die richtige 

 Lage hat, den Werth 1,333 angeben. 



Das Refractometer der zweiten Form, welches auf der Tafel 

 in Fig. 7 dargestellt ist, bringt die Seite 141 beschriebene dritte 

 Beobachtungsmethode zur Ausfiihrung. Doppelprisma, Sector und 

 Alhidade haben, abgesehen von grosseren Dimensionen, dieselbe 

 Einrichtung wie bei dem eben beschriebenen Instrument, nur dass 

 die feinere Theilung hier die Tausendtel des Brechungsindex un- 

 mittelbar angiebt und bei Gebrauch einer Ablesungslupe 2 — 3 

 Einheiten der vierten Decimale noch zu schatzen erlaubt. Das 

 Fernrohr dagegen hat hier ein oflfenes Ocularfeld und in demselben, 

 bei F, im Brennpunkte des Objectivs J ein einfaches Fadenkreuz. 

 Die Rohre des Fernrohrs ist vor dem Objectiv durch eine Hiilse 

 7' verlangert und mit dieser in den auf den Sector aufgesetzten 

 Stander D eingeschraubt. Letzterer tragt zugleich den in Fig. 7 

 des Textes skizzirten Compensator, in der Art, dass die Fassung 

 des einen AMici'schen Prisma; innerhalb der Hiilse T liegt, wah- 

 rend die des anderen, S, ausserhalb des Standers D zu Tage tritt. 

 Die Drehung beider Compensatorprismen nach entgegengesetzten 

 Seiten um je gleiche Winkel bewirkt der zwischen die Zahukranze 

 der Fassungen eingefiigte Trieb, dessen Knopf, der Hand des Be- 

 obachters bequem zuganglich , bei t vorsteht. Eine auf die Fas= 

 sung 5 aufgesteckte getheilte Trommel c lasst den Winkel, den 

 die Hauptschnitte der Compensatorprismen bei irgend einer Stel- 

 lung mit der Ebene des Sectors bilden, ablesen. Die Theilung 

 der Trommel zeigt auf Null, wenn die Hauptschnitte beider Prismen 

 diejenige Lage haben, bei welcher der Incidenzwinkel der aus- 

 tretenden Strahlen an der fltissigen Schicht von Roth zu Blau zu- 

 nimmt; sie geht von hier aus beiderseits bis 60, so dass jedes In- 

 tervall einen Winkel von 3" ausdriickt und die Zahl 30 der senk- 

 rechten Stellung beider Prismen, mithin dem Nullwerthe der vom 

 Compensator erzeugten Dispersion entspricht. 



Der ganze Sector sammt den mit ihm verbundenen Theilen 

 wird von einer Saule G auf schwerem Metallfuss getragen. Wah- 



