Neue Apparate v. s. w. 169 



lend der Messung steht die Axe des Fernrohrs uni ca. 60° gegen 

 die Ebene des Tisches geneigt, so dass man wie an einem Mikroskop 

 mit inclinirendem Tubus beobachtet. In der Richtung der Visir- 

 linie ist am Fusse des Instruments ein kleiuer um zwei Axen dreh- 

 barer Hohlspiegel g angebracht. mittelst dessen das Sehfeld be- 

 leuchtet wird. Um aber das feste Prisma beim Reinigen und beim 

 Aufbringen der Fliissigkeit bequem zuganglich zu baben, ist die 

 Einrichtung getroffen. dass der ganze Sector um einen besondern. 

 mit der Drehungsaxe der Alhidade concentrischen Zapfen im Kopfe 

 K der Saule G nach der entgegengesetzten Seite umgelegt werden 

 kann. so weit, dass die oberste Ecke e des Gradbogens die Tisch- 

 fiache beruhrt. In dieser Stellung des Instruments ist das Doppel- 

 prisma dem Beobachter zugekehrt, und zwar in solcher Lage, dass 

 nach Wegnahrae des beweglichen Prisma's die Hypotenusenflache 

 des andern, nahehin horizontal gerichtet. frei liegt. 



Bei Ausfiihrung der Beobachtungen stellt man das Instrument 

 so vor sich auf den Tisch, dass der Hohlspiegel dem Fenster oder 

 der etwa zu verwendenden ktinstlichen Lichtquelle zugekehrt ist. 

 legt den Sector um und bringt die zu untersuchende Substanz 

 auf. Hierauf wird der Sector wieder aufgerichtet, die Alhidade 

 an den Anfang des Gradbogens zuriickgedreht und der Hohl- 

 spiegel im Fuss so eingestellt, dass das ganze Gesichtsfeld gleich- 

 massig hell erscheint. Jetzt erst bewegt man die Alhidade nach 

 der Seite der grosseren Zahlen hin vor, bis die Ausloschungs- 

 grenze — meist mit breitem farbigen Saum — im Sehfeld zum 

 Vorschein kommt. Man stellt nun durch Drehung des Triebes / 

 mit der einen Hand die Achromasie her, wahrend die andere Hand 

 die jetzt scharf erscheinende Grenzlinie zwischen Hell und Dunke 

 mittelst der Alhidade vollends auf das Fadenkreuz fuhrt. Schliess- 

 lich wiederholt man diese Einstellung nochmals mit der zweiten 

 Stellung des Compensators, welche eine achromatische Ausloschungs- 

 grenze erzeugt. Das Mittel aus den Ablesungen am Sector bei 

 beiden Einstellungen ergiebt ohne Weiteres den gesuchten Bre- 

 chungsexponenten fur die FRAUNHOPER'sche Linie D ; das Mittel aus 

 den zugehorigen Trommelablesungen aber liefert den Winkel a, 

 mit dessen Hilfe die Dispersion der Fliissigkeit nach der auf Seite 

 148 aufgestellten Kegel zu berechnen ist. 



Die Ausfiihrung dieser Berechnung setzt natiirlich voraus. dass 

 man den Brechungsexponenten r, die Dispersion di und den 

 brechenden Winkel w des Doppelprismas sowie die Dispersion k 

 je eines Compensatorprismas kenne; sie kann aber sehr verein- 



