170 Ernst Abbe. 



facht werden, wenn man die in dem Ausdruck fiir Sn vorkommen- 



den Factoren — oder besser gleich deren Logarithmen — mit den 



fiir das betreffende Instrument geltenden Constanten ein fiir alle 



inal ausrechnet und in einer kleinen Tafel zusammenstellt. Fur 



diesen Zweck sind offenbar die Werthe von nur drei Grossen ge- 



trennt aufzufiihren; namlich erstens, die Werthe des Gliedes 



sin w . 



~.dv— A 



cos p 



fiir alle vorkommenden Betrage des n ; zweitens diejeuigen von 



-. , cos a . cos Y „ 



2k. ' =: B 



cosp 



ebenfalls fiir alle Abstufungen von w; drittens der Werth von cosz 



-rr: a fiir die sammtlichen Zahlen der Trommeltheilung. Auf Grund 



Jer im einzelnen Falle beobachteten Werthe von v und z (letz- 



teres in Trommeltheilen ausgedriickt) wird man aus der Tafel die- 



jenigen Betrage der drei Stiicke entnehmen, welche nach Maass- 



gabe der Gleichung 



vereinigt. die Dispersion der Fliissigkeit fiir dasjenige Farbenin- 

 tervall ergeben, fiir welches der Werth der Constanten k gilt. 

 Dabei reicht es fiir den Gebrauch in alien Fallen aus, wenn die 

 Werthe A und B von Hundertel zu Hundertel des Brechungs- 

 exponenten aufgefiihrt, die feineren Abstufungen aber durch Inter 

 polation bestimmt werden. 



Das Refractometer der dritten Form, welches Fig. 8 der Tafel 

 darstellt, realisirt das auf Seite 142 entwickelte vierte Verfahren 

 der Beobachtung. Demnach ist das Doppelprisma, oder wenigstens 

 das eine Stiick desselben, fest mit dem kleinen Fernrohr JO ver- 

 bunden , in dessen Focalebene F aber ist eine Glasplatte mit be- 

 zifferter Mikrometerscala angebracht, welche die Einstellung der 

 Ausloschungsgrenze von Tausendtel zu Tausendtel des Brechungs- 

 exponenten direct angiebt. Um bei der Beobachtung nicht auf 

 den Gebrauch einfarbigen Lichtes eingeschriinkt zu sein, ist auch 

 hier zwischen dem Objectiv ./ und dem Doppelprisma C ein Com- 

 pensator eingeschaltot. Indess besteht derselbe, da der Umfang 

 der Anwendung dieses dritten Refractometers doch nur kleine 

 Dispersionsgrossen foi'dert, aus einem einzigen Amci'schen Prisma 

 von geringer Farbenzerstreuung (ca. 0,6" fiir das Intervall von 

 C bis F), welches in einem cylindrischen Ring innerhalb der Hiilse 

 D drehbar ist. Die Drehung wird durch einen hervorstehenden 

 Knopf d, der in einem Schlitz der Hiilse D Fiihrung hat bewirkt. — 



