Neue Apparate u. s.w. 171 



Die Verbindung der beiden Stiicke des "Doppelprisma's nach Auf- 

 bringen der zu untersuchenden Fliissigkeit wird bier duich eine 

 um den Zapfen /■ drehbare Feder c bewirkt. welche das bewegliche 

 Prisma an das feste andrtickt. Wenn das vordere Prisma entferut 

 werden soil, hebt man die Feder mit dem Finger ab und dreht 

 sie um den Zapfen / zurtick , so dass die lange Prismeniiache fiir 

 das Reinigen und Aufbringen der Fliissigkeit vollkommen zugang- 

 lich ist. 



Bei der Beobachtung richtet man das kleine Instrument aus 

 freier Hand gegen eine gleichmassig helle Flache, den hellen Him- 

 mel, eine weisse Wand, einen Lampenschirm oder dergl., stellt das 

 Compensatorprisma mittelst des Knopfes d so ein, dass die Aus- 

 loschungsgrenze moglichst farblos wird, und liest schliesslich den 

 Ort derselben an der Ocularscala ab. — Die Justirung der Scala 

 geschieht, wie bei den beiden andern Instrumenten durch eine 

 Einstellung mit reinem Wasser; sie wird bier mittelst zweier 

 Schrauben ausgefuhrt, die das Objectiv J in der Richtung des 

 Prismen - Hauptschnittes zu verschieben erlauben. 



Da das absolute Gesichtsfeld eines Fernrohrs ohne sehr com- 

 plicirte Einrichtung von Objectiv und Ocular nicht wohl liber 18 " 

 hinaus vergrdssert werden kann, so bleibt bei dieser dritten Con- 

 struction die Messung beschrankt auf Incidenzwinkel von ca. 9<> zu 

 beiden Seiten der Normalen zur ausseren Prismenflache , was bei 

 Anwendung von Crownglas den oben bezeichneten Urafang von 

 1,30 bis 1,43 im Brechungsexponenten ergiebt. Der Apparat ist 

 daher ausschliesslich fiir Substanzen innerhalb dieser Grenzen, 

 also vorwiegend fiir wasserige Fliissigkeiten, Salzlosungen u. dergl. 

 brauchbar. Fiir solche aber gewahrt er eine grosse Genauigkeit, 

 indem, wenn schon der absolute Werth des n aucb hier nicht ge-' 

 nauer als etwa auf 0,0005 zu erhalten ist, Unterschiede doch bis 

 auf zwei Einheiten der 4. Stelle ganz sicher an der Scala abge- 

 lesen werden konnen, wie u. A. schon die Wahrnehmbarkeit des 

 Einflusses sehr kleiner Temperatuiditterenzen bekundet. In Hin- 

 sicht auf mogliche Anwendungen fiir technische Zwecke gereicht 

 dieser dritten Form des Refractometers ausserdem noch der Urn- 

 stand zuni Vortheil, dass sich neben oder statt der Theilung fiir 

 den Brechungsindex ebenso leicht eine andere empirische Scala 

 anbringen lasst, z. B. eine solche, an welcher der Concentratious- 

 grad irgend cinur Mischung, auf Grund seines Einllusses auf den 

 Brechungsexponenten, direct abgelesen werden kann. 



Wenn die Vortheile , welche die Methode in Bezug auf Leich- 



