172 Ernst Abbe, 



tigkeit iind Schnelligkeit bieten kann. im Gebiauch ungesrhmalert 

 ziir Geltimg kommen soUeii, ist tis boi den drei bier beschriebenen 

 InstruinentPii in gleichem Grade wesentlich, dass die mechanische 

 Ausfiihrung der Apparate alien theoietiseh gemachten Voraussetzini- 

 gen in hinreichendem Grade geniige. um von Correctionen und den 

 zu ihrer Ermittelung nothigen Nebenbestimmungen vollig absehen 

 zu konnen. Namentlich ist also zu fordern : dass die optische Axe 

 des Fernrohrs deni Hauptsrbnitt des Doppelprisma's und eventuell 

 auch der Ebene des Sectors gentigend parallel sei ; dass die Thei- 

 lung des Sectors oder der Scala innerhalb der Grenzen des Ab- 

 lesungsfehlers dem Gange des Brechungsexponenten genau confonn 

 gehe; dass die Compensatorprismen filr die der Theilung zu Grunde 

 gelegte Farbe keine nierkliche Ablonkung zeigen und ihre Mittel- 

 ebene dem Hauptschnitt des Doppelprisma's gentigend parallel sei ; 

 endlich, dass der Spalt oder das Fadenkreuz oder die Mikronieter- 

 scala im Ocular richtig in der Focalebene des Objectivs liege. 

 Denn wenn es auch moglich ist. ein Deficit in irgend einem dieser 

 Puukte. soweit es sich nicht nachtraglich beseitigen lasst, durch 

 Anbringung geeigneter Correctionen unschadlich zu machen . so 

 wiirde doch einerseits die numerische Ermittelung der Fehler un- 

 verhaltnissmassig miihsam sein und andererseits die Bequemlich- 

 keit des Gebrauchs durch die Nothwendigkeit solcher Correctionen 

 ganz erheblichen Abbruch erfahren. In Anbetracht nun, dass die 

 Erfiillung der genannten Bedingungen fur einen sachkundigen Op- 

 tiker keinerlei Schwierigkeiten hat, wird man daher beanspruchen 

 diirfen , dass die Eegulirung der Theile bei diesen Instrumenten 

 gleich bei ihrer Anfertigung definitiv und in unveranderlicher 

 Weise erfolge. so dass dem Beobachter hochstens die Justirung 

 des Index oder der Scala tiberlassen bleibt. Darauf bin erscheint 

 es denn niiissig, die Untersuchung der Constructionsfehler im 

 Einzelnen zu erortern. Es geniigt, darauf hinzuweisen, dass die 

 Correctheit eines solchen Refractometers sehr leicht durch einige 

 Messungen an Stoffen von anderweitig bekanntem Brechungsindex 

 und, soweit ein Compensator dabei mit in Frage ist, durch Con- 

 trole der Einstellung mit dem einfarbigen Licht der Natronflamme 

 gepruft werden kann. 



Durch die hier beschriebenen Instrumente wird die Bestim- 

 mung der optischen Constanten an flussigen Stoffen so leicht und 

 einfach wie kaum eine andere Art von Maassbestimmung. Wenige 



