Neue Apparate u. s. w. J73 



kunstlose Handgriffe ergebeii mit sehr geringer Miihe imd fast 

 verschwindendem Zeitaufwand die gesuchten Merkmale in einer fur 

 die meisten Bediirfnisse niehr als ausreichenden Genauigkeit, und 

 zwar mit eineiii sehr coiiipendiosen und handlichen Apparat, der 

 jederzeit und uberall ohne weitere Vorkehrungen gebrauchsbereit 

 ist. Nach der Meinung des Verfassers konnen diese Vortheile 

 mancherlei wisseuschaftlichen und praktischen Interessen zu Gute 

 kommen, wenn der Gebrauch der oben entwickelten Methoden in 

 den betheiligten Kreisen heimisch wird. Abgesehen von anderen 

 gelegentlich sich darbietenden Anwendungen auf wissenschaftlichem 

 Felde') wird die erleichterte Ausfuhrung dioptrischer Maassbe- 

 stimmungen namentlich chemiscben Untersuchungen in der 

 durch die Arbeiten von Landolt, Schrauf u. A. eroffneten Rich- 

 tung ein weiteres Gebiet und eine ausgiebigere Verwerthung ver- 

 schaffen konnen. Betreiis moglicher Anwendungen fur technische 

 Zwecke aber sei hier wenigstens zweierlei erwahnt: erstens, dass 

 viele im Handel vorkommende flussige oder halbtiussige Stoffe 

 mittelst ihrer Brechungsexponenten sehr sicher unterschieden sowie 

 auf ihre Reinheit geprtift werden konnen; und zweitens, dass 

 bei Mischungen aus zwei Flussigkeiten und bei Losungen das 

 Mischungs- oder das Concentrationsverhaltniss in vielen Fallen 

 durch den Brechungsindex mit grosser Scharfe bestimmbar ist. 



Als Beispiel fur eine Verwendung des Refractometers in der 

 ersten Richtung kann die Untersuchung fetter und atherischer 

 Oele geltend gcmacht werden. Wenn die Messung des Brechungs- 

 exponenten bis auf die dritte Decimale geht, wie mit dem in Fig. 

 6 der Tafel dargestellten Instrument, so sind viele Stolfe jener 

 Categorie im rein en Zustand durch den Brechungsindex allein 

 schon ausreichend charakterisirt, und bei der Mehrzahl der ubrigen 

 kann derselbe die Bestimmung nach andern Merkmalen minde- 

 stens wesentlich unterstiitzen; Verfalschungen und Verunreinigungen 

 aber lassen sich in zahlreichen Fallen im Refractometer auf den 

 ersten Blick erkennen^). 



Als Beispiel fiir die Anwendung zu Concentrationsbestimmun- 



1) Ueber eine umfassende Versuchsreilie, welche die Genauigkeit der Me- 

 thode gut illustrirt, s. S. Fleischer, Neue Bestimmung der Brechuiigsexponeu- 

 tPD der fliissigen Medien des Auges. Jena 1872. (Inaugural-Dissertation). 



2) Vorarbeiten fUr die hier betrachtete Anwendung — die allerdings nocb 

 bedeutend erweitert werden mussten, wenn dem practischen Bediirfniss in vol- 

 lem Umfaug geniigt scin soUte — licfern u. A. die Untersuchungen von J. H. 

 Gladstone. S. Jahrtsber. d, Chemie von Will, 1863, S. 545. 



