174 Ernst Abbe, Neue Apparate u. s. w. 



gen luhre ich die Ermittelung des Zuckergehaltes in Zuckerlosun- 

 gen an. Bringt man bei einem Refractonieter der dritten Form 

 (Fig. 8 auf der Tafel) im Gesichtsfeld des Oculars statt oder ne- 

 ben der Scala fiir den Brechungsindex eine auf Grund geeigneter 

 Messungen entworfene Procentscala fur Zuckerlosung an, so lasst 

 sich der Zuckergehalt einer solchen Losung an einem Tropfen der 

 Fliissigkeit mit Einem Blicke auf ca. 0,2 "/(, (d. h. bis auf 0,2 

 Gramm pro 100 CCm. Losung) sicher bestimmen , wie Versuche 

 mit einem ausgefiihrten Instrument ergeben haben ; und die Scala 

 reicht bis zu einer Concentration von ca. 60 Gramm in 100 CCm. 

 — Wahrscheinlich wird ein Refractometer dieser Art auch zur 

 Werthbestimmung natiirlicher Zuckersafte an Stelle des Polarisa- 

 tions- Saccharimeters ganz gut brauchbar sein, wenn durch eine 

 besondere Versuchsreihe der Beitrag ermittelt wird, den die, in 

 den natUrlichen Zuckersaften in ziemlicher Constanz auftretenden 

 Salze zum Brechungsindex liefern, Es liesse sich dann leicht eine 

 corrigirte Procentscala entwerfen, in deren Angaben der Ein- 

 fluss der Nebenbestandtheile bis auf kleine Reste eliminirt ware. 



Nachtrag. In Betreff der Berechnung des Brechungsexpo- 

 nenten aus den Messungen an Prismen ist zu bemerken, dass die 

 unter(l) und (6) aufgestellten Formeln den relativen Brechungs- 

 index der betreffenden Substanz gegen Luft ergeben, aus welchem 

 der absolute Brechungsexponent durch Multiplication mit 1,00030 

 abzuleiten ist. 



