Tuchschmid, Einfluss d. Temp. auf d. molek. Drehungsvermögen. 141 



des Reiters = 0,01 Gramm gesetzt, gibt das relative 

 Gewicht des Glaskilogrammes zu 984,73465; um da- 

 her auch die übrigen Gewichte auf das absolute Ge- 

 wicht und den luftleeren Raum zu reduziren, braucht 

 man nur der Reihe nach jedes Gewicht mit dem 

 Ouotienten von VJ .'-•,<.■- zu multipliziren. Uiebei er- 

 geben sich für die einzelnen Gewichte folgende Werthe: 

 1000 = 999,997643 2 = 2,000159 



500 = 499,999186 '1' = 2,000179 



200 = 199,999597 ] = 1,000085 



200' = 199,999687 0,5 = 0,499930 



100 = 100,000325 0,2 = 0,199986 



100' = 100,000558 0,2' = 0,199992 



50 = 50,000123 0,1 = 0.100188 



20 = 19.999755 0,05 = 0,049975 



10 = 9,999933 0,02 = 0,020099 



10' = 10,000379 0,02' = 0,019739 



5 = 5,000282 O.Ol = 0,010084 



Reiter = 0,010155 

 Durch Betrachtung dieser Zahlen überzeugt man 

 sich hinlänglich von der Güte dieses Glasgewichts- 

 satzes, indem nur in einem Falle und zwar beim 

 Kilogramm ein Fehler vorkommt, der ein Milligramm 

 überschreitet; bei allen andern Gewichten sinkt der- 

 selbe bedeutend unter das Gewicht eines Milligrammes. 



2) Bestimmung der Länge der Versuchsröhren. 

 Die Länge der Versuchsröhren wurde mittelst 

 eines im Bonner physikalisch-chemischen Laboratorium 

 aufgestellten Kathetometers von Dr. Meyer st ein in 

 Göttingen gemessen. Die Theilung des Instrumentes 

 war direkt in Millimetern auf einem Silberstreifen 



