144 Tuchschmid, Einüussd. Temp. auf d. molek. Dreliungsvermögen. 



einem Schlang-eiirohr aufgestellt. Wurde nun das 

 Gefass mit Wasser gefüllt und dasselbe durch Er- 

 warmen auf eine bestimmte Temperatur gebracht, so 

 nahm das Wasser, welches man durch die Schlangen- 

 röhre lliessen Hess, wenn der Strom nicht all zu stark 

 war, die gleiche Temperatur an. Um also Wasser 

 von bestimmter Temperatur zu haben, brauchte man 

 nur den Apparat mit diesem Schlangenrohr zu ver- 

 binden; durch das zwischen Röhre and Mantel flies- 

 sende Wasser wurde alsdann die Flüssigkeil in der 

 Röhre selbst erwärmt. Um die möglichste Gleichheit 

 der Temperatur der Flüssigkeit in der Schlangenröhre 

 und im Gefasse zu erhalten, wurde das Wasser unten 

 in die Sclilangenröhre eingeführt, so dass dasselbe 

 möglichst lange in derselben verweilen musste. Durch 

 Einschieben eines Gefässes mit Wasser zwischen die 

 Schlangenröhre und den Wasserzufluss konnte der 

 Eintritt des Wassers in die Schlangenröhre beliebig 

 regulirl werden. 



Mit dem so hergestellten Apparate nahm ich zu- 

 nächst zwei Prüfungen vor, von denen seine Brauch- 

 barkeit abhängig war: 



1) Lässt sich durch Regulirung des Wasserzuflusses 

 die Temperatur des Wassers zwischen der 

 (die zu untersuchende Flüssigkeit enthaltenden) 

 Röhre und dem Mantel so erhalten , dass die 

 beiden Thermometer, die möglichst weit von 

 einander abstehen und an die Enden der Röhre 

 gerückt sind, die gleiche Temperatur zeigen; 



2) nimmt die Flüssigkeit im Innern der Röhre 

 rasch genug die Temperatur des sie umspüh- 

 lenden Wassers an. 



