146 Tuchschmid, EiDfluss d. Temp. auf d. molek. Drehungsvermögen. 



lere Röhre genau mit der Richtung des polarisirten 

 Lichtstrahles zusammenfiel, vollkommen ausreichend 

 für die Zwecke, die derselbe erfiillen sollte. 



Meine folgenden Bestimmungen der Abhängigkeit 

 der Drehung der Polarisationsebene von der Tempe- 

 ratur beziehen sich auf Zuckerlösungen (sowohl reine 

 als inverlirte), auf Lösungen von Kampher in Alkohol 

 und auf Weinsäurelösungen. Die Beobachtungen bei 

 Zuckerlösungen geschahen sowohl mit dem Soleil- 

 Duboscq'schen Instrument, als mit dem Polarislro- 

 bomeler von Wild. Für die Kampher- und Wein- 

 säurelösungen konnte natürlich nur das Wild'sche 

 Instrument gebraucht werden, da sich das Soleil- 

 sche Instrument bei der Anwendung des Qunrzkom- 

 pensators nur zur Beobachtung solcher Flüssigkeiten 

 gebrauchen lässt, die das gleiche Dispersionsvermögen 

 wie der Quarz besitzen. 



Das erste Instrument von Duboscq in Paris war 

 mit Doppelplatte und Quarzkompensator versehen; an 

 der linearen Skale war der Nullpunkt durch eine op- 

 tisch inaktive Substanz, z. B. Wasser, der Punkt 100 

 dagegen durch die Ablenkung, die eine Platte rechts 

 drehenden Bergkrystalls von genau 1""" Dicke her- 

 vorbringt, bestimmt, so dass bei dem bekanntlich 

 gleichen Dispersionsvermögen des Quarzes mit Zucker 

 die abgelesenen Theilstriche direkt die Prozente an 

 Zucker angaben, wenn man die abgewogene Menge 

 Zucker in 100""' Wasser löste und die erhaltene Lö- 

 sung in einer Röhre von 200""" Länge untersuchte. 

 Zur Ablesung der Skala, die an der einen Quarzplatte 

 des Quarzkompensators befestigt war, befand sich an 

 der zweiten Quarzplatte ein einfacher Index, der beim 



