346 Notizen. 



Theilstrich ward nach diesem eingestellt. Der Kreis von A 

 nach 13 geschoben und von A nach C: 



Mikroskop ABC ABC 



O'* 31,5" 51,3" 35,7" 520" 



5 3'(,5 51,5 5 35,7 52,2 



10 34,8 52,5 10 36,0 52,2 



5 35,6 52,5 5 36,0 51,5 



20 35,2 52,5 20 8'i,2 50,5 



5 35,0 53,6 5 35,3 51,5 



30 35,0 53, C 30 35,3 51,0 



5 3'1,0 52,0 5 34,7 51,0 



40 35,5 53,8 40 35,8 52,3 



5 35,0 54,8 5 37,0 51,5 



50 34,2 53,8 50 37,5 52,6 



5 35.2 54,2 5 37,0 52,0 



60 34,2 54,0 60 36,4 51,3 



5 34,2 54,2 5 36,3 51,5 



70 35,2 53,7 70 36,3 50,6 



5 35,2 55,2 5 36,0 50,6 



80 34,0 54,0 80 36,0 50,5 



5 34,0 54,5 5 35,7 50,5 



90 33,0 53,8 90 31,0 50,2 



Für die grösste Riciitigkeit dieser Angaben kann ich 

 wegen dem Wanken des Hauses nicht einstehen. Sie sehen 

 dass beim 2. Anfange schon ein Unterschied bey ß von 1,2 

 Sekunden und bey G von 0,7" stattfindet. In der Zwischen- 

 Abtheiluna; von 5 zu 5° e;iebt es keine Abweichungen von 

 einer Secunde. Diese Aufgabe der Fehler des Kreises habe 

 ich an Gauss geschickt mit der Anfrage, ob unter diesen Um- 

 standen er ihn auch zu haben wünsche: er ist damit zu- 

 frieden, nur verlangt er nocii ein 4. Microscop um nach Bes- 

 sels Methode die Fehler- finden zu können. — Die Ursachen 

 der entstandenen Fehler liegen vorzüglich darin, dass ich 

 etwa 6 Wochen zu den 4320 Theilstrichen gebraucht habe, 

 wo während der Zeit verschiedene Temperaturen stattfanden, 

 und durch Zitterung des immerwährenden Wagenfahrens 



