444 Notizen. 



bellen war selten weit her. Jetzt gehet es wieder besser, 

 ich bin besciuiftiget bey einem kleinen Passageninstrument 

 und mache einige Verbesserungen an dem Basisn)essap|)arate. 

 Die (Iroy gehrauchten Messstangen sind von 2 Toisen Länge, 

 l'/i Zoll dickem Eisen, in hölzernen Kasten so eingeschlossen, 

 dass sie nur an beiden Enden l'/z Zoll herausiagen. Durch 

 angebrachte Gegengewichte ist die Schwere jeder Stange 

 gehoben. Die Zylindrischen Enden der Stangen liegen in 

 metallenem Lager. Durch einen aus dem Kasten heraus- 

 ragenden Hebel lässt sich jede Stange im Kasten sehr leicht 

 hin und her be^^egen, um ihr die verlangte Entfernung von 

 der andern Stange geben zu können. Auf jeder Stange sind 

 jetzt 4 Thermometer eingelassen, auf der Stange stehen zu 

 beiden Enden Niveau's die horizontale Lage derselben an- 

 zugeben. Im Deckel des Kastens sind vier Glasfenster mit 

 Lücken. Jede Stange wird beim Gebrauche auf zwei stell- 

 bare hölzerne Böcke, die auf eingeschlagenen Pfählen stehen 

 und von denen jeder mit 150 S" belastet ist, gelegt. Die 

 Enden der Stangen sind mit hartem Stahl versehen, das 

 eine Ende senkrecht, das andere convex abgedreht, ge- 

 schliffen und polirt. Eine vierte Stange wird noch zugemacht. 

 Die Entfernung der Stangen von einander zu bestimmen dient 

 ein gläserner Keil, dessen Neigung so gewählt ist, dass eine 

 halbe Linie tiefere Senkung desselben = 0,01 Linie beträgt. 

 Bei den vier gegen einander gelegten Stangen, wird bei jeder 

 neuen Verlegung der. hintern gegen die vordem das Interval 

 zwischen jeder Stange wieder gemessen, um sich von der 

 Unverrücktheit hinlänglich zu vergewissern, wobei die Stan- 

 genlänge durch die veränderte Temperatur sehr merkbar 

 wird. Um mit den horizontalen Stangen stuffenweise höher 

 oder niedriger gehen zu können und die Endpunkte genau 

 zu bestimmen, dient ein von Glockenmetall 3 Fuss langer 

 Zilinder von 1 Zoll Durchmesser, an dessen oberes Ende sich 

 ein Niveau zum lothrechten Einstellen desselben befindet. 

 Dieser Zilinder wird durch die Vorrichtung am oberen und 



