(786) [2] 



Il metodo da noi usato fu quello del dilatometro. Ave- 

 vamo a nostra disposizione sette dilatometri di Geissler di 

 cui abbiamo studiato con cura il coefficiente di dilatazione. 

 Questi dilatometri vennero perciò riempiti nel vuoto, sotto 

 la campana di una macchina pneumatica, con mercurio 

 preventivamente distillato e bollito, cercando di espellere 

 ogni bolla d' aria : la superficie speculare presentata dal 

 mercurio nel bulbo ci garantiva della buona riuscita della 

 operazione. A questo modo abbiamo evitato l'inconveniente 

 di far bollire il mercurio nel dilatometro, il che, come si 

 sa, produce delle variazioni nella capacità. Il coefficiente 

 di dilatazione venne determinato a più riprese fra le tem- 

 perature di 0° e 10° C. circa. Pei diversi dilatometri esso 

 era compreso fra 0,000022025 e 0,000028134. 



I cannelli dei dilatometri erano divisi in millimetri 

 per una lunghezza di 10*"° ed avevano un diametro interno 

 di circa 1 mm. Per calibrarli abbiamo riempito ciascun 

 strumento con mercurio in modo che questo arrivasse fin 

 verso la divisione 100, e poi li abbiamo mantenuti a 

 temperatura costante, una volta ponendoli nel ghiaccio 

 fondente, ed una seconda volta in un bagno d' acqua, di 

 continuo agitata, alla temperatura ambiente. Questa tem- 

 peratura ci era data da un termometro Baudin da 0° a 

 40° C. diviso in decimi posto nello stesso bagno. Estra- 

 endo successivamente delle piccole quantità di mercurio si 

 leggeva con un cannocchiale la divisione alla quale arri- 

 vava il liquido rimasto, e nello stesso tempo si leggeva la 

 temperatura segnata dal termometro. Del mercurio levato 

 si determinava il peso con una piccola bilancia di Rue- 

 precht. Da questi dati abbiamo potuto dedurre la capacità 

 dei singoli tratti del cannello vuotati di volta in volta. — 

 Questi volumi, ridotti alla temperatura di 4° C, ci servi- 

 rono per costruire una curva per ciascun dilatometro. In 

 queste curve, la cui origine era posta al })rincipio della 

 graduazione, un millimetro nelle ascisse con'is})ondeva ad 



