— 1537 - 

 me, è il limite inferiore del vento che move ciascuu ane- 

 mografo ; né vidi alcun risultato delle osservazioni di con- 

 fronto che il P. Denza raccolse anni sono. 



E poiché ci siamo, dico degli altri errori istruraentali. Ba- 

 rometri, termometri, igrometri furono comparali più e me- 

 no con istrumenti campioni. Qualche volta però non si 

 trattò di errori costanti, ma progressivi di nuova specie. 

 Per esempio, le minime temperature della nostra regione 

 andarono d' anno in anno abbassandosi spaventosamente. 

 Rifeci i confronti dei termometri a minima, e trovai, che 

 molli di essi dal solito errore di mezzo grado circa, che 

 avevano al momento che li consegnai, erano in due o tre 

 anni discesi di 5 e sino di 6 gradi. Lo spirito di legno, usato 

 per economia dai costruttori sotto l'azione della luce, si de- 

 componeva in prodotti gazosi, e la colonnetta liquida si ri- 

 traeva sempre di più verso il bulbo. Tradimenti veri, che 

 si aggiungono agli altri infiniti fastidì di simili intraprese. 



Il barografo e il termografo di Hipp si spogliano in re- 

 gistri che ne contengono le indicazioni per ogni scoccar di 

 ora. Occorrono tre operazioni. Rilevamento delle ordinate, 

 calcolo delle costanti, calcolo dei valori. I registri vanno 

 per pentadi. A Torino erano lutti bianchi ; oggi il rileva- 

 mento delle ordinale fu compiuto per lutti gli otto anni 

 che gli strumenti funzionarono, 1878-1885, e siamo in gior- 

 nata pel 1886. Il calcolo delle costanti e dei valori orai! 

 ebbe un buon principio di esecuzione. 



Quattro altre stazioni meteoriche complete istituimmo 

 nella provincia. 



Schio, la più antica, data dal 1873, e possiede già un 

 lavoro grandioso compiuto sul suo clima dal compianto suo 

 direttore, il buono e valente amico mio Giacomo Melchiori. 



Bassano fu dal 74 stazione udometrica , poi termou- 

 dometrica, e finalmente meteorica dalla fine dell' 85, coi 

 registratori Richard, barogrago, termografo, igrografo. È 



