— 1726 — 

 estrarre gli aghi al momento della rimozione dell' apparec- 

 chio, se mai per caso questi si fossero troppo fermamente 

 incuneati nei fori della prima piastra. 



Modo di applicazione dell" istrumenlo. 



Eseguita convenientemente la pulitura della regione ove 

 devcsi praticare la operazione, si applica sulla pelle la prima 

 piastra, e poscia ad uno ad uno s' infiggono gli aghi in mo- 

 do, che la loro parte convessa guardi verso il centro. Co- 

 struiti come sono, entrano con grande facilità, e l'amma- 

 lato quasi non se ne lagna ; ed una volta messi a posto, ci 

 restano immobili, obbligati dalla seconda piastra, tenuta sal- 

 damente contro la prima mediante la vite descritta. 



L'A. avverte di aver denominato questo strumento co- 

 rona d'agili, poiché, una volta riuniti i singoli pezzi, rap- 

 presenta veramente una corona a base elissoide con dodici 

 punti divergenti. 



Con tal mezzo si ottengono evidentemente due scopi, 

 cioè molli punti di aderenze, i quali vanno a costituire una 

 linea continua ; in secondo luogo l'assoluta immobilità del 

 tumore, che si vuol far aderire alla parete ventrale ; in 

 terzo luogo si ottiene, come fu provato dai fatti, una sol- 

 lecita aderenza del tumore stesso alla parete ventrale. 



L'A. termina la Memoria con un capitolo sugh ap- 

 prezzamenti dei varii processi, usati nella cura dei tumori 

 cavi addominali colla medicazione aperta, dopo di aver nar- 

 rato quattro storie cliniche, comprovanti la superiorità del 

 suo metodo in confronto degli altri. Con ragione trova pe- 

 ricolosa la puntura con un grosso trequarti, di cui si la- 

 scia in sito la cannula, finché siano avvenute le aderenze 

 all'intorno della puntura, pel pericolo di un versamento del 

 contenuto liquido del tumore nella cavità del peritoneo e 

 per la brevità delle aderenze limitate ai contorni della fe- 

 rita circolare fatta dall' islrumento. Il pericolo poi è più 

 grande, trattandosi di cisti echinococco, per la grande di- 



