206 P. GEADENIGO (4) 



pendicolare, sulla superficie liscia e bagnata dell' occhio, organo 

 dotato della massima mobilità. E tale difficoltà può dirsi non 

 essere stata ancora superata, sia che si abbia pensato di mante- 

 nere r asta esploratrice dello strumento in giusto contatto colla 

 parete bulbare, a mezzo di più branche di sostegno poggianti sui 

 tegumenti della periorbita, sia che lo strumento si volesse tenere 

 appeso ad un filo, o come — ciò che è peggio — si intendesse 

 portarlo e mantenerlo in sito dalla mano stessa di chi si accinge 

 a farne sperimento. In tali condizioni quindi la ricerca e la no- 

 zione, nel suo giusto valore, della varia resistenza offerta dalle 

 membrane dell' occhio, che si appalesa proporzionale alla fossetta 

 di depressione determinatasi nel punto ove agisce (in contatto) 

 lo stromento, riescono necessariamente troppo incerti e fallaci, 

 qualunque sia il modo di compressione che vi si eserciti, e mas- 

 sime se sia la mano dell' uomo che ne regoli e determini la 

 forza. 



Molti altri fattori, quali le contrazioni delle palpebre, i mezzi 

 usati per la fissazione del bulbo ecc. rendono ancora più proble- 

 matica r indagine, la meglio condotta. 



Non è quindi da meravigliare se, messi a confronto fra loro 

 i risultati ottenuti dai diversi sperimentatori, con un numero in- 

 finito di prove, ancora non si abbia potuto ottenere un' esatta 

 misura della tensione endoeulare fisiologica, e quindi molto meno 

 di quella — più importante — relativa nei diversi processi mor- 

 bosi, mentre è noto che le stesse ricerche praticate sugli occhi 

 degli animali, e nell' occhio del cadavere, a mezzo dei vari ma- 

 nometri, non riuscirono ad un miglioro risultato. 



E fu dietro tali considerazioni eh' io credetti essere cosa non 

 vana adoperarmi nella ricerca d'un nuovo oftalmotonometro, d'uno 

 strumento che, per quanto possibile, sfuggendo alle imperfezioni 

 di quelli fino ad ora noti, valesse per sola (iiione lìroprio auto- 

 matica, a registrare in peso il valore preciso della resistenza del- 

 l' occhio, pure essendo di facile e sicura applicazione. Se, dopo 

 tante prove, purtroppo non fortunate, sia stata troppa l'arditezza 

 mia nel cimentarmi; me ne scusi il sommo interesse che general- 

 mente si accorda ad un tale desideratum. 



Lo strumento che ora vi presento, venne eseguito dietro mio 

 disegno dal bravissimo meccanico Giuseppe Gavignato di Padova 

 a cui mi è doveroso qui tributare le più sincere lodi per la pre- 

 cisione e finitezza del lavoro. 



