(5) 



UN NUOVO TONOMETEO OCULAEE 



207 



Questo tonometro consta di due parti : la bilancia, ed il 

 sostegno. 



La prima risulta di un cilindro cavo di vetro della lunghezza 

 di 44 mni. circa, del diametro di una cornea umana (i). Nell'asta 



di questo cilindro scorre libero un bastoncino, pure di vetro^ sottile 

 circa 2 mm., mantenutovi nella giusta posizione da due rotelle o 

 diaframmi di vetro, perforati. Questo bastoncino presenta un'estre- 

 mità libera leggermente convessa e levigatissima, mentre 1' altra 

 continua con un' asta metallica, che sorpassa di pochi centimetri 

 il margine del cilindro cavo. Questa asticella sostiene il piattino 

 della bilancia, sul quale si possono adagiare diversi pesi, e porta, 

 circa alla sua metà, articolato un indice od ago assai mobile, 

 che mediante un semplice congegno moltiplicatore, segna sopra 

 un arco di cerchio graduato, qualunque spostamento che avviene 

 neir innalzamento e nella discesa del bastoncino stesso lungo 

 r asse del cilindro di vetro. 



I pesi di un valore diverso (1-2-5-10-20 grammi) sono 

 formati di piccoli dischi metallici, perforati nel centrO; così da 

 poter venire infilzati nell' estremità libera ed assottigliata dell'asta 



(1) Il diametro di questo cilindro può essere ridotto di molto, rispar- 

 miandosi così una troppa divaricazione delle palpebre. 



