(7) sull' attkito interno dei liquidi ecc. 395 



colle lettere (j e /f), e disposti verticalmente. Il tubo esterno ha un 

 diametro di mm. 9,6 ed è ricoperto da un fog-lio di stagnola che 

 funge da armatura esterna. Il tubo interno ha un diametro di 

 mm. 6,8 ; esso è chiuso all' estremità inferiore ed è riempito di 

 mercurio che funge da armatura interna ; un filo di platino pesca 

 nel mercurio ed esce all' esterno passando attraverso un lungo 

 tappo di paraffina fissato alla bocca del tubo. Il tratto dei conden- 

 satori corrispondente alle armature, è lungo 20 centimetri ; la di- 

 stanza tra le armature medesime è di mm. 2,2. — La intercape- 

 dine fra i due tubi è larga mm. 0,2 ; attraverso di essa si fa cir- 

 colare il liquido che si vuole studiare. Le due armature esterne 

 sono riunite insieme, e così pure le interne. 



I due condensatori comunicano inferiormente tra loro per mezzo 

 di un tubo t , e superiormente sono in comunicazione l'uno, D, con 

 un serbatoio di vetro a tre bolle A, B, C, delle quali la più alta 

 è sormontata da un imbuto munito di robinetto, l'altro E con un 

 secondo serbatoio di vetro F che è situato tra i due condensatori, 

 più in basso delle tre bolle. — In corrispondenza delle strozzature 

 « , h ^ e, r/, ?, che separano le bolle tra loro, e della strozzatura 

 f situata alla base del serbatoio F (nel punto in cui è saldato il 

 tubo che congiunge detto serbatoio con E) sono incisi tutto in giro 

 sul vetro coll'acido fluoridrico dei sottili solchi che servono da li- 

 nee di riferimento. 



La capacità del serbatoio F è stata scelta un po' maggiore 

 della somma delle capacità delle bolle A , B , C . 



Per riempire l'apparecchio col liquido da studiare si procedeva 

 nel seguente modo : Si versava dapprima il liquido nel serbatoio 

 F , quindi per mezzo di una macchina pneumatica si produceva 

 una aspirazione dalla parte di G ; il liquido veniva allora richia- 

 mato verso le bolle attraverso la parte capillare dei condensatori. 

 — Durante questo movimento del liquido, si inclinava opportuna- 

 mente l'apparecchio in modo che le bolle d' aria, che si trovavano 

 entro i condensatori, venissero scacciate fuori ; non riuscendo subito 

 a ciò, si faceva scorrere il liquido in verso opposto, producendo 

 una aspirazione dalla parte di L e si ripeteva l'operazione finché ogni 

 traccia di aria era scomparsa. 



La quantità di liquido che ad ogni serie di misure si intro- 

 duceva nell'apparecchio era tale che portando la superficie libera del 

 ramo A , B , C , a sfiorare la tacca di riferimento a sovrastante 

 al robinetto R , l'altra superficie libera arrivava in F alla linea /*. 



