396 &, PACHEE E L. EINAZZI (8) 



Per eseguire una esperienza a condensatore scarico, si co- 

 minciava col mettere le armature del condensatore in comunica- 

 zione col suolo ; poscia si aspirava il liquido per G fino a condurlo 

 alla linea di riferimento r/ , e si chiudeva il robinetto R ; in queste 

 condizioni il livello inferiore del liquido dovea coincidere con f . 

 Se ciò non avea luogo, il che avveniva spesso quando si operava 

 con liquidi molto volatili come l'etere, si aggiungeva in F con una 

 sottile pipetta quella piccola quantità di liquido che era necessaria 

 perchè quella condizione fosse soddisfatta. — Dopo ciò si apriva 

 il robinetto E, ed il liquido obbedendo all'azione della gravità 

 scendeva in F , circolando nei tubi capillari. — Si osservava a 

 distanza con un cannocchiale il movimento di discesa del menisco 

 e si notavano, col mezzo di un cronografo munito di indici a 

 scatto (le cui indicazioni venivano confrontate con quelle di un 

 pendolo di precisione), i tempi di passaggio del menisco per due 

 linee determinate di riferimento. — (Queste linee variavano a seconda 

 della viscosità del liquido ; per liquidi dotati di grande viscosità 

 erano le due prime h^ e, per quelli di piccola viscosità le due estre- 

 me b ed «• ; in generale esse si sceglievano in modo che la durata 

 di efflusso non superasse i venti minuti e non fosse inferiore ai dieci. 



Quando si voleva sperimentare a condensatore carico, si poneva 

 prima l'armatura esterna de' nostri condensatori a liquido a terra 

 e quella interna la si faceva comunicare coU'armatura interna di 

 una batteria di tre grandi bottiglie di Leida riunite per superficie, 

 delle quali l'altra armatura era al suolo ; poi si operava come nel 

 caso precedente. 



La carica delle bottiglie veniva effettuata da una macchina 

 di-Yoss che era mantenuta in moto uniforme danna piccola tur- 

 bina ad acqua. — 11 potenziale della armatura interna della bat- 

 teria veniva misurato per mezzo di un elettrometro di liraun co- 

 struito nella officina di questo Istituto e da noi accuratamente gra- 

 duato misurando le deviazioni dell'ago corrispondenti a detcrminate 

 distanze esplosive fra due sfere di noto diametro. 



Per eseguire questa graduazione ci siamo serviti di un ottimo 

 spinterometro a vite micrometrica, dotato di due coppie di sfere 

 di ottone aventi l'una il diametro di 1 cm., e l'altra il diametro 

 di 2 cm., e abbiamo fatto uso delle tabelle del Paschen ('). 



(,1) Wiedciaann Aniialcn. 1889, voi. ."57, p. (j9. 



