— 194 — 



Il metodo del Pogg'cndorfF e notissimo, ma siccome 

 da taluno venne accettata la modificazione proposta del 

 Du Bois Reymond (1), così farò un breve cenno di que- 

 sto metodo così modificato, per giustificarmi di non 

 averlo adottato. 



Il Du Bois Reymond prende un filo possibilmente 

 omogeneo e lo tende orizzontalmente come per il ponte 

 di Wheatstone. Al di sotto del filo teso sta una scala 

 divisa in millimetri. L' apparecchio così costruito fu 

 chiamato coììvpensatore. 



I poli d'una coppia F, che serve a compensare quel- 

 la X che si studia , sono congiunti mediante due fili 

 con r estremità aA del compensatore (fig. 46, tav. V). 



L' uno di questi estremi a congiungesi con un filo 

 anche ad un polo delF altra coppia e precisamente al 

 polo dello stesso nome di quello della F, con cui è 

 congiunto. L'altro polo della X porta un reoforo che 

 mette ad un galvanometro G e da questo va ad im 

 punto /3 del compensatore. La punta /3 del reoforo si 

 fa scorrere lungo il compensatore finche 1' ago del gal- 

 vanometro venga condotto a zero. 



Se indichiamo con r^ la resistenza di tutto il reo- 

 foro «FA comprendente la coppia F, con o\ quella 

 dell' intero compensatore, con r\ quella del tratto a(3 , 

 e se chiamiamo a e (3 le tensioni elettriche nei nodi 

 a e |3 e X ed F le forze elettromotrici delle due cop- 

 pie, avremo 



P-« = X iz. -^ (1) (2) . 



(1) Du Bois Reymond. Ahìi. dcr BerUner Jk. 181W, p. ",01. 



[2) In tutti i calcoli delle correnti derivate seguirò il metodo di Kir- 

 chbofT, ma sotto la forma datagli dal Bellavitis {Alli (/e/I' Ist. vcn T. 

 IXJ Ser III). 



