— 195 — 



Il denominatore '/\-i-r»_ è quantità costante, se la 

 resistenza della coppia F compresa in r, non muta. 

 Tutto si riduce a Icgg-cre la lunghezza «(3 , determi- 

 nato che si abbia il valore del coefficiente per il ([unlo 

 va moltiplicata la lunghezza osservata. 



Questo metodo esclude 1' uso d'una bussola e riduce 

 le osservazioni alla misura di una lunghezza : ò facile 

 e spedito, perchè toccando per brevi istanti con la 

 punta (3 il filo teso in parti diverse, si può rintracciare 

 senza perdita di tempo il punto cercato. 



Non adoperai questo metodo : 



1.° perchè io desiderava determinazioni assolute e 

 non relative quali le dà il metodo descritto; 



2.*^ perchè esige la conoscenza della resistenza della 

 coppia F e ammette che essa resti costante per una 

 serie intera di esperienze ; 



3." perchè il massimo valore del rapporto =, che si 



può ottenere con l'apparecchio è 



e perchè, non essendo opportuno prender filo troppo 

 sottile né troppo lungo e in o\ essendo compresa la 

 coppia, questo limite è d'ordinario troppo inferiore alla 

 unità. 



Un altro metodo, che non e senza pregio, è quello 

 di Bosscha (1). 



Prendasi l'ordinario apparecchio del PoggendorfFper 

 la determinazione delle forze elettromotrici rappresen- 

 tato in ischema dalla fig. 47, tav. V. Nel tratto tra- 

 sversale ocfi che sta fra i due nodi, e la cui resistenza 



(1) Bosscba. Pogg-. .4n)ì. T. XCH'. jj. Vr^ 



