— 201 — 



donde si deduce, essendo (3— y=iX , 



X = 14^4 — j . 



Ora notisi che ì\ è una quantità costante, una resi- 

 stenza che si può misurare una volta per tutte con 

 quanta precisione si vuole. I4 è la intensità della cor- 

 rente nel tratto r^ , la quale è variabile e deve essere 



osservata ogni volta. Quanto ad questo è il rap- 



porto della lunghezza (3y alla lunghezza |3a, supposto 

 che il filo sia omogeneo. 



Ecco dunque che qui ad un rapporto di resistenza si 

 sostituisce quello di due lunghezze, come si fa sempre 

 col ponte di Wheatstone. Se si indica con l la lunghez- 

 za |3y e con L la lunghezza ^<x e si considera r^ come 

 un coefficiente costante k , V espressione trovata da 

 ultimo può anche porsi sotto questa forma 



La determinazione della intensità della corrente I4 

 si può fare con grande esattezza coi reometri, di cui si 

 dispone oggidì; né si richiedono strumenti speciali che 

 permettano d' eseguirla con grande rapidità, poiché il 

 circuito della F resta sempre chiuso, e quando la com- 

 pensazione non sia ancora raggiunta, ma non lontana, 

 l'ago della bussola è assai prossimo al punto, dove esso 

 si deve trovare al momento della compensazione. 



Si può peraltro osservare che 1' equazione la quale 



deve essere soddisfatta, perchè la corrente nel tratto 



che comprende la coppia X, vada a zero, esige che X 



sia non solo piìi piccola della F, ma nelle condizioni 



ordinarie notevolmente piiì piccola. Per esempio se fac- 

 cene ir, Tomo II. 26 



