— 202 — 



cìasì r4=:10 , ri=:0,8 , r,+r3z=0,7, il che non è difficile 



prendendo filo di platino discretamente sottile oppure 



filo di pakfong, si trova che il limite massimo del valo- 



X 7 

 re del rapporto -= è y^ . Si può riparare a tale difetto 



prendendo due o tre coppie compensanti disposte per 

 tensione anziché una sola. 



Non adottai questo metodo appunto per non esser 

 costretto a far uso frequente di più coppie compen- 

 santi. 



Ai metodi descritti preferii quello di Poggendorff 

 modificato da lui stesso, ma di questo dirò più innanzi. 



Rispetto alla misura delle resistenze interne delle 

 coppie, farò speciale menzione di due metodi, quello 

 di Waltenhofen (1) e quello di Beetz (2). 



Ecco una succinta esposizione dell' uno e dell'altro. 



Cercar di ridurre nulli o debolissimi gli effetti della 

 polarizzazione, è ciò, osserva il Waltenhofen, che si è 

 proposto il Poggendorff col suo metodo. Se si giunges- 

 se ad ottenere alcun che di simile per misurare la resi- 

 stenza interna delle coppie, si avrebbe così modo di 

 togliere la discordanza dei risultati. Misurare la resi- 

 stenza d' una coppia assolutamente compensata, non 

 è possibile ; cerchiamo dunque di ridurre ad un pic- 

 colissimo valore la intensità della corrente che attra- 

 versa la coppia. Questa riduzione della intensità si può 

 ottenere in due modi : o introducendo grandi resistenze, 



(1) Ueber eìne neue ìfethode die fFidersl/lnde der galvanìschen 

 Ketten zu messen. Pog^. Jnn. CXXXIV, p. 218. 



(2) Ueber die Messung des inneren fFiderslandes voltaischer Ket- 

 ten. Pogg. Ann. CXLII, p. 571. 



