— 203 — 



diminuendo la forza elettromotrice. Nel primo caso la 

 resistenza da misurarsi diventa trascurabile rispetto alle 

 resistenze introdotte e i calcoli quindi riescono poco 

 precisi ; nel secondo è d' uopo ricorrere ad una parziale 

 compensazione. Il metodo di Waltenhofen consiste ap- 

 punto nella determinazione della resistenza di una cop- 

 pia, che non sia assolutamente compensata, ma pros- 

 sima ad esserlo. 



Il Waltenhofen eseguisce prima una determinazione 

 della forza elettromotrice col metodo di Poggendorff 

 modificato dal Poggendorff stesso. 



Rappresenti la fig. 51, tav. VI, uno schema dell' ap- 

 parecchio. Indichiamo con !„ il valore dell'intensità del- 

 la corrente nel tratto r^ quando vi è perfetta compensa- 

 zione. Sarà 



X =z rJo ■ 



Poniamo ora che avendo alquanto alterato il valore 

 di ì\ , non vi sia piìi compensazione, ma passi anche 

 per ì\ una piccola corrente I^ . Allora per r^ passerà 

 un' altra corrente I diversa alquanto da Iq , e queste 

 due correnti saranno espresse così : 



* rs rsVri rs/ 



dove la quantità w è tale che 



1 111 



- zz — ! 1 — 



w ri ra rs 



