— 213 -- 



Non m'appagai mai di una sola di queste determina- 

 zioni, e spesso no confrontai i risultati con quelli degli 

 altri metodi. 



Questo metodo dà valori abbastanza buoni per le 

 coppie costanti ; ma non tali per le coppie incostanti. 

 Per queste mi ridussi al metodo di Boetz. 



e) Degli strumenti adoperati nelle esperienze, e in 

 particolare di quelli relativi alle resistenze. 



Il metodo di Poggendorff modificato dal Poggen- 

 dorff stesso, dà la forza elettromotrice della coppia 

 compensata, espressa dalla formula 



dove r^ è la resistenza del reoforo trasversale r^ (fìg. 53, 

 tav. VI), ed I^ la intensità della corrente in quel reoforo 

 stesso, la quale vien misurata da una bussola inseritavi. 

 Tale essendo il metodo, che io aveva determinato di 

 adottare, occorreva innanzi tutto provvedere due stru- 

 menti, l'uno che potesse dare una resistenza di qualun- 

 que grandezza e valutabile esattamente, 1' altro che 

 misurasse la intensità delle correnti; un reostato cioè 

 ed un reometro. 



Fu da molti fatto uso in simili determinazioni del 

 reostato a cilindri di Wheatstone, ma quantunque que- 

 sto strumento sia molto ingegnoso, mi sembra ben poco 

 proprio ad esatte misure. Di fatto supponesi nelT uso 

 del medesimo che il filo sia omogeneo, il che si veri- 

 fica ben di rado, in ispecie, se il filo è di rame, e si 

 ammette che il filo non soffra alcuna alterazione nella 

 sua resistenza i\^ avvolgersi e svolgersi sui due ci- 



