— 216 — 

 sicché si poteva formare con essi qualunque numero 

 intero di unità Siemens fino a 10,000 unità. 



Questo strumento non poteva da solo servirmi al- 

 l' uopo, perchè il reostato inserito nel reoforo trasver- 

 sale col sistema di PoggendorfF deve esser tale da poter 

 dare una resistenza qualunque, cioè variabile in modo 

 continuo, mentre neirindicato apparecchio i mutamenti 

 non possono essere inferiori all' unità Siemens. Supplii 

 a tal uopo col piccolo reocordo, che verrà più innanzi 

 descritto. 



Ma il reostato a rocchetti aveva per me un grave 

 difetto, quello di tanti contatti metalhci. Il Mousson (1) 

 già dimostrò nel suo bel lavoro intorno alle resistenze 

 elettriche che solo con l' immersione nel mercurio di fili 

 metallici amalgamati o con una saldatura si può ottene- 

 re un sicuro contatto. Chi ha eseguito qualche accurata 

 esperienza di elettricità dinamica, se ne sarà convinto di 

 leggieri. Che in particolare il reostato, di cui si tratta, 

 presenti questo inconveniente di contatti non abba- 

 stanza sicuri per esperienze molto delicate, me ne potei 

 chiarire in questo modo. Introdussi il reostato in uno 

 dei lati del ponte di Wheatstone, e condotto l'ago del 

 galvanometro a 0" col collocare in un punto conve- 

 niente il corsojo, premetti alquanto 1' una o l'altra delle 

 chiavette : bastava esercitare una discreta pressione 

 perchè 1' ago del galvanometro, il quale del resto era 

 a sistema astatico e sensibilissimo, deviasse fortemente, 

 anzi talora si portasse di primo impulso in direzione 

 perpendicolare alla posizione di equilibrio. 



(1) Ueber die Vcrunderungcn der gate. Zcitungsivid. dei' Melati' 

 dràhle. Ncue Denhschr. d, allg. Schweiz, O-esetlach. far die gesavi. 

 Naturuixs. XIV, p. 190. 



