— 219 — 

 a so stossa <3 con lo suo pareti anteriore e posteriore., 

 sempre perpendicolare al filo teso. Uno di questi regoli 

 venne diviso in millimetri per pot(>i' valutare le distanze 

 dai bicchierini. 



Lo strumento venne graduato sperimentalmente n<^l 

 modo che sarà descritto piiì innanzi. 



d) Verificazione e graduazione degli strume ni i 

 relativi alle resistenze. 



Non avendo la positiva certezza che il reostato a 

 rocchetti presentasse effettivamente nei vari rocchetti 

 le resistenze, che vi si trovavano indicate, m' accinsi 

 ad un' accurata verificazione, a determinare cioè con 

 esattezza la resistenza di ciascuno dei rocchetti, dei 

 quali io mi doveva probabilmente servire. Mediante 

 alcuni tentativi grossolani potei stabilire che i roc- 

 chetti occorrenti nelle mie determinazioni, erano in 

 numero di 11, e precisamente corrispondenti alle re- 

 sistenze 



1, 2, 2, 5, 10, 10, 20, 50, 100, 100, 200. 



Per determinare la vera resistenza di questi roc- 

 chetti, procedetti nel modo seguente. Mi procacciai un 

 di quei campioni d' unità di resistenza che Siemens ed 

 Halske costruiscono e che sono costituiti da un filo 

 di pakfong avvolto intorno ad un rocchetto e rinchiuso 

 in un astuccio di legno (fig. 55, tav. VI). I capi del filo 

 mettono a due grosse aste d' ottone che escono dal- 

 l' astuccio in direzione orizzontale. Ciascuna di queste 

 porta ad una dello estremità due cilindretti metalli- 

 ci amalgamati che vanno immersi in due bicchierini 



