— 220 — 

 pi(nii di mercurio quando si voglia inserire 1" unità di 

 resistenza in un circuito, ed all' altra estremità porta 

 due torchietti, ai quali, ove meglio piaccia questo si- 

 stema di congiunzione, si possono applicare due reo- 

 fori. 



Questi campioni sono costruiti con cura mediante 

 speciali apparecchi, e portano indicato sulF astuccio il 

 grado di una temperatura, a cui sono esatti. Il coeffi- 

 ciente che serve a calcolare le variazioni di resistenza 

 portate dà un mutamento di temperatura è stato deter- 

 minato da Siemens ed è 



0,000 272. 



Quantunque avessi motivo di ritenere esatto questo 

 campione, pure mi prefissi di verificarne il valore. 



Operai pertanto nel modo seguente : 



Preparai due cannelli di vetro calibrati con la mas- 

 sima cura, li empii di mercurio ben depurato, e dopo 

 averli confrontati fra loro col ponte di Wheatstone, li 

 confrontai col campione di Siemens. 



Per eseguire la calibrazione con facilità e quindi 

 con maggiore esattezza, scelsi cannelli tali che pre- 

 sentassero una resistenza non molto discosta dall'unità, 

 di non eccessiva lunghezza e di tal sezione che la 

 lettura della posizione dei due capi della colonnetta 

 di mercurio da introdursi nei cannelli, non riuscisse 

 incerta o difficile. Un esame approssimato dei diame- 

 tri dei tubi di vetro, di cui poteva disporre, mi con- 

 dusse a scegliere un certo numero di tubi che con la 

 lunghezza non minore di 35 centim. e non maggiore 

 (li GO, potessero dare una resistenza compresa fra 0,3 

 e r unità. Diodi in questa scelta la preferenza ai tubi 



